S.'',4 \ iUtor (i rafe. 



.I.illll.tr 1S98. 



., , \ er iisl per iUOnii- ,, , ,,. 



III der StuiHli' • ' 



lO-'" :i. 111. 1 ■J\{) 15 



lO"^'" a. 111. 



ll*"a. iii.J IK' 1^ 



!•_>>:' p. 111. J 61 ö 



12*» p.m.] 47 4 



22" p. IM. j 2;i 2 



3-- p.m.} 17 



Das Hygroskop miiü sehr soriifältig gearbeitet sein, das Hörn sorgfältig 

 präpariert. Eine möglichst dünne Kasiermesserschale von gepreütem und 

 erliitztem Hörn, das mit einer Drehbank (pier durchschnitten wurde, ist 

 notwendig. Die besten Schnittstücke werden ausgesucht, mit destilliertem 

 Wasser befeuchtet und zwischen zwei (Tlasplatten ausgebreitet, die aneinander 

 geprelU werden. Das Hörn wird so flach ausgespannt, während es sorg- 

 fältig über einer Gasflamme erhitzt wird. Die Scientific Instrument Cie., 

 Cambridge, hat in der Kegel ein Lager von brauchbarem Hörn : sollte aber 

 solches nicht erhältlich sein, so kann auch das Material (gehärtete Gelatine 

 oder Celluloid). aus dem hygroskopisches Spielzeug, wie Fische etc., gemacht 

 wird, verwendet werden, das aber freilich nicht annähernd so haltbar ist wie 

 Hörn. Bei Ausführung der Messung ist es ratsam, das Instrument nur wenige 

 Sekunden auf dem IMatte zu belassen, weil sonst das Hörn sich dauernd 

 krümmt. Beim Ablesen ist es am besten, die Stellung des Zeigers nach einer 

 bestimmten Frist, z. B. 10 Sekunden, abzulesen oder auch abzuwarten, bis der 

 Zeiger zur relativ längsten Paihe gelangt ist. Für die Beobachtung ist es 

 zweckmäßig, das Blatt mit den Spaltöffnungen nach aufwärts auf einer 

 horizontalen Unterlage durch kleine Metallgewichte zu befestigen. Sobald die 

 Ablesung gemacht worden ist, muß das Hygroskop beiseite gestellt werden, 

 bevor die nächste Beobachtung stattfinden kann. Der Zeiger krümmt sich 

 oft mit der Zeit leicht, so daß der Nullpunkt oder die Differenzstrecke sieh 

 verschiebt. Es ist daher notwendig, jedesmal den Nullpunkt zu notieren 

 und ihn von der Ablesung zu subtrahieren, so daß z. B., wenn die Ivuhe- 

 stellung des Zeigers auf 5 weist und die Ablesung bei der Bestimmung 

 auf 30. der Versuchswert 2ö beträgt. Die Hornunterlage des Instrumentes 

 wirft sich bisweilen, die P)lattfli'iche pflegt nicht eben zu sein, so daß 

 der Zeiger oft eine plötzliche Bewegung ausführt, wenn das Instrument 

 aufgesetzt wird. So ein Ruck ist aber leicht von der normalen Zeigerbe- 

 wegung zu unterscheiden, denn wenn das Instrument abgehoben wird, kehrt 

 der Zeiger nach einer regelrechten Aufrichtung allmählich zur Ruhelage 

 zurück, dagegen plötzlich nach einem unregelmäßigen Ruck. Bisweilen 

 ist es notwendig, das Hygroskop ganz leicht über die Oberfläche empor- 

 zuheben und einen dünnen Papierstreifen iiiitei- den Kork zu legen 

 oder ein stärkeres Objekt unter das Eck des Papienjuadranten: auf diese 



