848 WUny (.,:, f.- 



hältnis Ix'ti'ii«^ i'T : i;'> wiilirciid des 'l'ai^cs iiiitl !'.• : iL' wiilirciid dci- Nacht), 

 daß sie von der Witteniiii! Itctiol'fs der Tiaiispiratioii viel stiiikcr heciii- 

 flulit werden und dal'i die Wasserabgabe bei Pflanzen dcj- Wasscikultur 

 von Tafi" zu 'l"aj4' abnimmt. Ferner ist es zweckmäCiiur. den Teil (b-s Knltnr- 

 iiet'iUies. weU'her das Wnr/.elsystem nmscblielit. mit einer lichtdicjitcn l'm- 

 hüUunii' zu verseben. Die Versuebsdaiicr mit einzelnen Blättern oder ab- 

 geschnittenen Zweigen sollte sieh nur ant li(ichstens einige »Stunden aus- 

 dehnen und die Zweige unter Wasser abgesehnitten werden. Hier wird 

 es sieh natürlieh immer empfehlen, in Kulturflüssigkeiten zuarbeiten, 

 in die das Objekt dureh einen halbierten, zentralgebohrten Kork (analog 

 den oben erwähnten (ilasplattenhälfteu) befestigt wird, wobei die beiden 

 Korkhälfteu den Stammteil des Versuchsobjektes zwischen sich nehmen. 

 Freilich kann es sich bei dieser \'ersuchsanstellung an zarteren Stengeln 

 leicht ereignen, daß durch (^>uetschung die Wasserleitung abnorm gestaltet 

 wird. Kleinere Zweige. Blüten. Blätter etc. adjustiert man deshalb lieber 

 in kleinen Eprouvetten mittelst dünnen Blumendrahtes. Um den Band der 

 Eprouvette läuft ein stärkerer, an seinem freien Ende hakenförmig um- 

 gebogener Draht, mittelst dessen man die ganze P^prouvette an dei" Wage 

 aufhängen kann, wobei die \'erdunstung der Nähilösungsoberfläche in der 

 Eprouvette durch aufgeschüttetes Olivenöl verhindert wird (Fig. 162). 



Für die Wägung kleinerer Pflanzen, so lange diese nicht an den 

 Wagebalken anstreifen, dienen die gewöhnlichen analytischen Wagen, aber 

 auch große Objekte mit vielen Kilo Gewicht können auf großen, eigens 

 konstruierten Hebelwagen mit einer (Jeuauigkeit von 0"1 g per 20 ly 

 jederseitiger Belastung gewogen werden. Gute Dienste leistet die selbst- 

 registrJereude Wage von Richard Freres, Paris, das evaporometre enre- 

 gistreur, eine Tara wage (Fig. 164). auf deren eine Wagschale zu Beginn des 

 Versuches die im Blumentopf entsprechend adjustierte Pflanze gestellt wird, 

 worauf man duich entsprechendes Auflegen von GeAnchten auf die andere 

 Wagschale genau äciuilibriert. Mit dieser Wagschale steht durch eine Hebel- 

 übertragung ein Schreibhebel in Verbindung, der auf einem mittelst Uhr- 

 werkes rotierenden Zylinder streift, auf den das Registrierpapier aufge- 

 zogen ist. Hebt sich bei Wasserverlust die Wagschale mit dem Blumen- 

 topf, so sinkt die andere, mit welcher der Schreibhebel in Verbindung 

 steht, so daß dieser seine registrierende Schreibbewegung auf dem Regi- 

 strierpapier ausführt. Ein Laufgewicht ermöglicht eine verschiedene Ein- 

 stellung des Schwerpunktes der Wage zum Mittelpunkt der Drehachse und 

 damit eine Regulierung der Empfindlichkeit je nach der Schwere des 

 Versuchsobjektes; eine andere Einrichtung ermöglicht auch die Anwendung 

 dieser Wage zu Versuchen im Freien, indem sie deren Oszillation durch 

 Windbewegung verhindert. Statt der Konstatierung der Gewichtsverluste 

 in bestimmten Zeiten kann man umgekehrt auch bestimmen, in welchen 

 Zeitteilchen das Versuchsobjekt einen bestimmten Gewichtsverlust erfährt: 

 man äcjuilibi-iert dann die Wage, hebt ein kleinos Gewicht ab und notiert 

 die Zeit, welche verstreicht, bis der Wasserverlust des Objektes die Wage 



