Gas- und Wasserbewegiing in der Pflanze etc. i><6l 



Angenommen, zu Üeiiiiui des Experimentes sei das Instrument im Gleich- 

 gewieht, die Xadclsjjitze sei auf Null eingestellt und das Gewicht jedes 

 der Wagebalken sei mit P bezeichnet. Ist p der Betrag des durch die 

 Wurzel aufgenommenen, p, der des durch die Pflanze in der Transpiration 

 abgegebenen Wassers, so ist das Gewicht des Wagebalkens auf der Seite 

 des mit dei- l'flanze versehenen Zylinders b 



das Gewicht des andren Wagebalkens 



P p. 



lin das Gleichgewicht wieder herzustellen, mulj auf dieser Seite Ge- 

 wicht zugelegt werden, und zwar 



(P + P — Pij — (P — P) = 2p — Pi = x. 



Diese Zahl wird in der Regel positiv sein, d. h. das Gefäß h wird 

 gesunken sein; im Falle sich r gesenkt haben sollte, wäre p^^^p, d. h. 

 die Pflanze hätte mehr als das Doppelte des aufgenommenen Wassers 

 abgegeben. Wenn die Pflanze gerade doppelt soviel Wasser abgibt, wie sie 

 aufnimmt, bleibt die Wage im Gleichgewicht. Sobald der \ersuch beginnt, 

 sehen wir das Niveau des Wassers fallen und die Nadel aus d empor- 

 tauchen. 



Angenommen, es wäre p>p,. d. h. die aufgenommene Wassermenge 

 sei größer als die abgegebene. Aus einem tarierten Fläschchen PiFig. llba) 

 Avird in das Gefäß e soviel Wasser gegossen, bis das Nullniveau bei (/ wieder- 

 hergestellt ist. Die Gewichtsdifferenz des Fläschchens entspricht dem Gewichte 

 des aufgenommenen Wassers p; das Gleichgewicht ist aber noch nicht herge- 

 stellt, man muß noch, um das zu erreichen, eine kleine Menge Wassers, 

 entsprechend p — p,, hineinschütten, welche mit der erst zugefügten zu- 

 sammen die Menge X ergibt. Wir kennen xz=p + (p — pj). Kennen wir 

 nun p und \. so ist die in der Transpiration abgegebene Wassermenge 

 aus der Gleichung 



Pi = 2 p — X 



zu bestimmen. Der Apparat eignet sich vor allem zu Demonstrationszwecken. 

 An einem trockenen Ort auf den Boden gestellt, sinkt die Apparatseite c. 

 Unter gewöhnlichen Yegetationsbedingungen, in feuchter Luft und in dif- 

 fusem Licht bemerkt man. daß gleichzeitig mit der Einstellung des Niveaus 

 bei d man das Gleichgewicht p r= pj : n = p^ wieder herstellt. Es geschieht 

 häufig, daß eine Operation nicht genügt, sondern daß man eine neue Menge 

 Wassers zufügen muß, um die Nadel wieder auf Null einspielen zu lassen. 

 Ein einfacherer von Vesque konstruierter Apparat besteht aus folgendem 

 (Fig. 176): Ein Glaszylinder A ist mit einem Stöpsel verschlossen, in den 

 der Pflanzensproß luftdicht befestigt ist; unten kommuniziert dieser Zylin- 

 der mit einem engeren Zylinder B, der so gekrümmt ist, daß er einen 

 langen vertikalen Schenkel bildet. An der Stelle a desselben ist der Zyhn- 

 der eingeschnürt. In den Stöpsel des ersten Zylinders ragt das gebogene 

 und ausgezogene Kapillarrohr C, durch das dieser mit der äußeren Luft 



