864 



Viktor (i rufe. 



aus Stahl von 17-2 /^oll (enjflisch) Durchmesser. \Yie wir sie auch bei der 

 Andcrsonschvn Wai^o kennen lernen werden, welche untereinander nicht 

 mehr als ca. 1 »/// an (iewicht variieren. Diese versort-en durd» ihre 

 Schwere einzeln eine einfache Kallklai»pe. welche so anfj;ehracht ist. dal», 

 wenn duich einen Klektroniauneten ein Antrieb ausi?eül)t wird, eine 

 gleitende DeweiiunL-- entsteht, die einen Hall durch eine Uöhre in eine 



Wagschale fallen lii l'it. 

 i-ig. 178. worauf sofort ein 



neuer Ball dessen 

 Platz auf der (ileit- 

 fläche einnimmt. An 

 dieser Fallseite ist 

 ein Stal) angebracht, 

 an dem eine Schreib- 

 feder so adjustiert 

 ist. dal.) sie die (deit- 

 bewegung in Tätig- 

 keit setzt, d.h. immer, 

 wenn eine Kugel fidlt. 

 zeichnet die Fedei- 

 mit Chromographen- 

 tinte eine feine verti- 

 kale Linie auf dem 

 Registrierpapier, das 

 durch einen rotieren- 

 den Zylinder langsam 

 vorbeigeführt wird. 

 Die Pflanze wird in 

 der für Transpira- 

 tionsversuche übli- 

 chen AVeise befestigt 

 und befindet sich im 

 Gleichgewicht auf der 

 Wagschale irgend 

 einer guten analyti- 

 schen Wage, während 

 das Transpiroraeter 

 daneben adjustiert 

 ist. Wenn die Pflanze 

 bei der Transpiration Wasser abgiiit. erheijt sich diese Wagschale und 

 berührt auf der Höhe ihrer Schwingung einen Draht, wodurch ein elek- 

 trischer Strom geschlossen wird. Dieser setzt einen Elektromagneten in 

 Tätigkeit, welcher dann das (ileiten der Bälle bewirkt und eine Kugel 

 in die Wagschale fallen läßt: diese wird dadurch sofort herabgedrückt 

 und der Strom mithin unterbrochen. Dadurch entsteht ein Zeichen auf 



(ifiiiongs pelbstregistrierendes Transpirometer. 



