^QQ \ iktor (Jrafc. 



IJalles {V/t /oll I«'nglisch| ) auf dio AVa-ischalc wirft, wenn diese eine {re- 

 wisse Höhe erreicht hat. Der .Stroinschlieüer besteht aus zwei riatinenden 

 gerade unterhalb der Fallröhre und diese taucht in ein kleines mit Quecksilber 

 gefülltes (lefäli auf der Wagschale, wenn das (ileichgewicht eingestellt ist. 

 Für Xerophyten mit sehr geringer Wasserabgabe verwendet man statt 



1 5^-Gewichte solche von O-l (j. Der Intervall zwischen 2 Ablesungen soll 



2 Stunden nicht übersteigen. Wenn große Unterschiede zwischen 'J ag- und 

 Nachttranspiiation bestehen, kann man für die erstere die größeren, für 

 die letztere die kleineren (lewichte verwenden. Sehr wichtig ist, daß der 

 l)0den gleich feucht gehalten wird, ein Begießen alle 24 Stunden, wie es 

 gewöhnlich geübt wird, ist nicht genau genug. Der hier verwendete 

 Wässerungsapparat besteht aus einem schlanken durchlöcherten (iefäl'i in 

 Form eines .schmalen Zylinders , welches leicht in die Erde des Topfes ein- 

 gedreht wird, nachdem man etwa mit einem Korkbohrer eine Erdsäule 

 entfernt hat, die etwas enger ist als der I>ewässerungszylinder. Dieser 

 wird dann durch Glas und Kautschuk mit einem horizontalen Keservoii- 

 verbunden , das aus einer flachseitigen Flasche besteht. Diese ^^^rd an der 

 Seite der Wagschale, auf der das Aluminiumgefäß steht, in dem sich die 

 Versuchspflanze befindet, durch eine leichte Drahtklammer befestigt, die 

 an einem abgeflachten Kork angebracht ist. Ein Rohr am oberen Ende 

 des Bewässerungsgefäßes gestattet leicht, dasselbe zu füllen. Nachdem das 

 ^Vasser aufgestiegen ist, wird das Rohr mit Zement verschlossen. J)ie Luft 

 zum Ersatz des Wassers im Reservoir dringt durch ein Kapillarrohr des 

 Stöpsels ein. Indem man dieses Kapillarrohr unter dem Wasserspiegel ver- 

 längert, kann man den I)etrag, bis zu welchem das Was.ser verdrängt 

 wird, annähernd durch die Zahl der eingedrungenen Luftblasen bestimmen. 

 Das kann auch zu interessanten Feststellungen bezüglich der relativen Zeit- 

 intervalle zwischen Absorption und Transpirationsmaximum führen. 



Der Apparat von Ä.F. Woods^) (Fig. 179) besteht wesentlich aus 2 Teilen, 

 einer Wage und einem Registrierapparat. Die beiden Instrumente sind in 

 einen elektrischen Strom eingeschaltet, der geöffnet oder geschlossen wird, 

 wenn das Gleichgewicht der Wage sich verschiebt. Wenn der Strom ge- 

 schlossen wii-d. setzt die Bewegung der Armatur des Magneten, welcher 

 am linken Arme der Wage montiert ist, ein eingekerbtes Rad in Bewe- 

 gung, welches seinerseits wieder eine große Schraube dreht, die parallel 

 zum Wagebalken angebracht ist. Diese Schraube wirkt in einer Halbmutter, 

 die am Gestell der Gegenwagschale befestigt und so angeordnet ist, daß 

 das Gewicht an jeder Stelle längs des Balkens zum Festsitzen gebracht 

 werden kann. Zum Registrieren der Transpiration wird eine Schraube zur 

 linken benützt , welche das (Gewicht von links nach rechts bewegt. Bei der 

 Transpiration hebt sich der rechte Arm der Wage imd schließt den Strom 

 oberhalb des Balkens. Die Armatur des ^lagneten wird dann angezogen 

 und dreht die Schraube, welche das Gegengewicht versorgt. Dujch einen 



•) F. Woodft. Botan. Gaz. Vol. 20. p. 473 (1h;».^I. 



