(ias- und Wasserbewegung in dor Pflanze etc. 869 



sol);il(l (las iiotwemli^o Anwachsen des Gewichtes am anderen Ende des 

 Balkens den 8troni schließt. Der Gewichtehaltcr ist etwa i/ie '^oU breiter 

 als der Durchmesser der (iewichto, er ist an den Elektromagneten ange- 

 schraubt und erstreckt sich oberhalb und seitlich der Kassette, in welche 

 er luft- und wasserdicht durch einen Kautschukstöpsel eingepaßt ist. Er 

 kann also durch einen solchen größeren oder kleineren Kalibers einge- 

 tauscht werden, je nach der Größe der verwendeten Gewichte. (Jewöhnlich 

 werden (Jewichte zu 1// verwendet, Stahlballen, die im Gewichte um 

 nicht mehr als 1 mg voneinander differieren dürfen. Das eine Ende des 

 Elektromagnetenkernes ist als Paraboloid geformt ; das andere Ende hat 

 einen Hebel, der mit dem (iewichtssenkmechanismus durch verbindende 

 Kettenglieder kommuniziert. Ein gutes Kohle-Zinkelement genügt , um den 

 Mechanismus in Tätigkeit zu setzen. Der Strom geht von der Batterie zu 

 einem Quecksilbergefäß durch den ^fagneten , dann durch den Kontakt am 

 Wagebalken zu der Verbindungsstelle an der Kassette und von da zur 

 Batterie zurück. Ein mit einem Schwefelsäureabsorptionsgefäß verbundenes 

 GaCU-Rohr wird auf die eine Wagschale gestellt. Die vorher getrocknete 

 Luft, welche die Transpirationsfeuchtigkeit aus der Versuchsglocke mit 

 der Pflanze fortführt, wii'd durch die Absorptionsgefäße mit Hilfe eines 

 Aspirators durchgeführt. Zwei Kautschukschläuche verbinden den Absorber 

 mit der (Hocke und dem Aspirator vermittelst durchgesteckter Glasröhren. 

 Die Kautschukschläuche befinden sich im Innern der Kassette und können 

 von außen nicht angegriffen werden , bewegen sich mit der Wagschale und 

 den Absorptionsgefäßen. Beim Beginn des Versuches werden beim Tarieren 

 der Wage diese Kautschukschläuche zum Teil mitgewogen und bilden einen 

 Teil vom Gewichte des Absorptionsgel'äßes , was aber im Vergleich, da ihr 

 (iewicht konstant bleibt, keine Fehlerquelle bedeutet. 



Der Registrierapparat von J. Vesque^) beruht auf folgendem Prinzip 

 (Fig. 181 Ä und B): Auf der einen Schale einer sehr empfindlichen Wage 

 steht ein kleines (xlas h mit W^asser, das von einer Ölschichte bedeckt ist. 

 Eine in einem festen Zylinder befestigte Pflanze nimmt daraus ihr Wasser 

 mittelst einer 2mal gebogenen Kapillarröhre. Dadurch wird das Gewicht der 

 Schale geringer und die Wagschale c sinkt. Ein kleiner Platinkontakt, der 

 unterhalb dieser Wagschale befestigt ist, berührt das in einem kleinen 

 Eisennapf befindliche Quecksilber (in der Figur durch die Wagschale e 

 gedeckt) und schließt einen elektrischen Strom, der dui'ch den Elektro- 

 magneten X streicht. Der Kern ,/" wird angezogen und gibt die Drehungs- 

 bewegung der Achse von Hahn s frei, welche durch ein Uhrwerk be- 

 wirkt wii'd. Dieser Hahn ist ungebohrt mid trägt an zwei entgegen- 

 gesetzten Enden zwei gleiche konische Ausnehmungen. Das kleine Gefäß t 

 ist mit Quecksilber gefüllt und ergießt nach jeder halben Umdrehung des 

 Hahnes stets eine genau gleiche kleine Quantität , etwa 009 g , Quecksilber 

 in das Glas a. Gleichzeitig mit Beendigung dieser halben Umdrehung 



M J. Vesque 1. c. 



