Gas- und Wasserbewegiiiig in der Pflanze etc. 87ö 



loiclit und vollkoiiiiiu'ii /.eiitrk'it sind, besitzen eine gemeinsame Achse, 

 (leren Enden schmale Zylinder vorstellen, welche auf den genannten (ilas- 

 platten rollen. Ther das kleinere Rad läuft eine Seidenschnur, die einei'- 

 seits die Versuchspflan/e, andrerseits ein im unteriietanchten Zustande im 

 Gleichgewicht schwimmendes Aräometer trägt. Dieses besteht aus einem 

 halb mit (^)uecksilber gefüllten Fläschchen mit einem gut schließenden 

 Stöpsel, in dem eine (1 lasröhre eingekittet ist. Die Seidenschnur ist mit 

 gekochtem Wachs geglättet, so daß die Ileibung möglichst verringert ist. 

 Wenn die Tflanze beim Transpirieren Wasser abgibt, sinkt das Aräometer, 

 indem es genau diejenige Wassermenge verdrängt, welche durch Tran- 

 spiration am anderen Ende verloren gegangen war. Natürlich muß die Schnur, 

 welche durch die (J lasröhre des Aräometers läuft und dort befestigt ist, 

 gegen hygroskopische Änderung ihrer Länge und sorgfältig gegen Be- 

 rührung mit Wasser geschützt sein. AVenn beispielsweise der Querschnitt 

 des Zylinders 1 cm- beträgt und sinkt das Aräometer 1 cm, so hat die 

 Pflanze 1 cm^ = 19 W^asser verloren. Das größere Rad dreht sich und eine 

 darüberlaufende gespannte Schnur, die mit einer Schreibfeder in Verbin- 

 dung steht, gestattet die Aufzeichnung der Drehung auf einem rotierenden 

 berußten Zylinder, wie das bei einem Auxanometer geschieht. Wenn der 

 Apparat ordnungsgemäß behandelt wird, zeigt er nur einen Mangel, nämlich 

 die Trägheit der Radlast. Die Achse dreht sich leichter, als dies airf Kugel- 

 lagern möglich wäre. 



Reibung ist praktisch keine vorhanden, das einzige, was der voll- 

 kommenen Leichtigkeit der Bewegung Eintrag tut. ist die Oberflächen- 

 spannung des Wassers; aber selbst ihr theoretisches Maximum ergäbe 

 noch keinen sehr beträchtlichen Fehler und jedenfalls ändert sie sich kaum, 

 wenn die Röhre sinkt, sobald diese nur gleichmäßig und rein ist; natür- 

 lich muß Zug und unregelmäßige Bewegung vermieden werden. Es können 

 sowohl Topfpflanzen als auch Wasserkulturen verwendet werden; von der 

 Enge der Glasröhre hängt die Empfindlichkeit des Apparates ab. eine 

 dünne Röhre ist geeignet, wenn die Beobachtungsintervalle sehr kurz sind, 

 sonst sinkt das Aräometer so rasch, daß es sehr bald den Boden erreicht. 

 W>nn der Durchmesser ca. ^/g cm- beträgt, sinkt es 8 cm tief bei einem 

 Wasserverlust von 5 g seitens der Pflanze. AVenn das Aräometer gesunken 

 ist, steigt das Wasser ein wenig, aber das ist keine Fehlerquelle, weil das 

 Wasser in demselben Gefäß war, als die Bewegungseinheiten beim Messen 

 der Abstände auf dem berußten Zylinder bestimmt wurden. Bei den Mes- 

 sungen wird eine Genauigkeit von Ol mm erreicht. Es ist nicht zweck- 

 mäßig, das Rad höher zu belasten als mit o'5 kg. 



Beobachtung des Transpirationsstromes. 



Um in kleineren Pflanzen den W^asserstrom festzustellen, können wir 

 L die Arbeit der Wurzeln in Betracht ziehen, also das. was man Wurzel- 

 druck nennt, oder die Saugung durch den Sproß. Wenn wir auf den Wurzel- 

 stumpf einer Pflanze, z. B. einer Fuchsie, einen Druckmessungsapparat be- 



