Gas- iiml "Wasserbeweguiig in der Pflanze otc. 



879 



festigte Manometer zeigte sehr bald Wurzeldruck, das des oberen Piiio- 

 meters P, 'Sangung von Seiten der beiden Sproliteilc an. Wurzeldruck und 

 SproIJsaugung können also hier gleichzeitig beobachtet werden. Der Unter- 

 schied im Aussehen der Blätter an den beiden Sproüteilen war sehr auf- 

 fallend. Die Blätter des oberen SproiUeiles waren tot, hier war ein starker 

 Zug am unteren Ende vorhanden. Die Blätter des mittleren Sprosses waren 

 frisch, da hier am unteren Ende ein Druck vorlag, obzwar das untere Pino- 

 meter von dem oberen mir durch zwei Zoll etwa getrennt ist (zwischen 

 «3 und ho). Nach vierzehn Tagen zeigte eine neuerliche Ablesung eine 

 Differenz von 18 iniii in dei- II()he der beiden Quecksilbersäulen im unteren 

 Pinometer, was einen Druck von selten der Wurzel anzeigte, und eine 

 Differenz von 20 mm im oberen Pinometer, eine Saugung seitens des 

 Sprosses anzeigend. Auch mit drei Pinometern wurde an einer Fuchsie ein 

 Versuch ausgeführt. Nach einiger Zeit zeigte das untere Pinometer Wurzel- 

 druck mit einer Differenz von 31 mm der Quecksilbersäulen, das mittlere 

 zeigte Saugung mit einer Höhendifferenz von 85 mm und das obere Pino- 

 meter ebenfalls Sauguug mit 63b mm Differenz. Die Zahlen waren am 

 nächsten Tag in Millimetern : 39 (Zunahme um 8 mm), 127-2 (also 42-2) 

 und 128 (d. i. 64*5). Die zwei unteren Pinometer befanden sich unterhalb 

 der untersten Zweige. Das hier beschriebene Pinometer ist vor allem für 

 Vorlesungs- und Demon- 

 strationsversuche geeig- ■ '""'S- ^^''• 

 net. Natürlich ist das 

 Ansetzen des Pinometers 

 an einen Fuchsiensproß 

 für diesen keinesfalls 

 gleichgültig. Jedenfalls 

 i.st es mittelst des Pino- 

 meters möglich , die 

 Beziehungen zwischen 

 Wurzeldruck und Sproß- 

 saugung deutlich zu 

 machen. 



Das von 0. Ren- 

 ner^) zur Messung der 



Wasseraufnahme benützte Potometer (Fig. 186) besteht aus einem ziemlich 

 engen T-Stück, in das der Versuchssproß durch enge kui'ze Schlauchstücke 

 luftdicht befestigt ist; diese müssen unter Umständen noch durch Be- 

 streichen mit Pumpenfett besonders gedichtet werden. Hat man mehrere 

 Schlauchsorten verschiedener Lumina, so lassen sich Kombinationen für 

 die verschiedenste Dicke der Versuchsobjekte herstellen. Das Darüber- 

 schieben der Schlauchstücke über den Stammteil geschieht unter Wasser, 

 worauf unter Wasser die Schnittfläche erneuert ^ird. Auch durch Ab- 



■^3^ 



O. Remters Potometer. 



') 0. Benner, Flora. Bd. 3 (n. F.). S. 173 (1911). 



