880 ^■il<t<"- <'raf.'. 



srliiiloii der h'iiidc liilit sich das ()l)j('l<t in den SchlaiKdi cinpassoii. her 

 Sj)it)l> wii'd uuii unter Dnickaiiwciidiini^ an seinem Kantsclmkhesalz in 

 das enge T-Ilohr einj^cschraul)!. An den horizontalen Ann des T-Stückes, 

 dessen eniies Lnnien 'l'empei-atnrschwanknnjfen weniger empfindhch fiihl- 

 har macht, ist eine ca. 1 ni lange Kapiilarröhre angesetzt, denm ca. 

 1 mm- starke lichte Weite möglichst konstant im ganzen \'erlanfe einge- 

 halten sein soll. Am anderen Ende derselben ist ein Kantschukschlanch 

 mit Qnetschhahn angebracht, der in das SauggefälJ taucht. Am unteren 

 Knde des T-Stückes befindet sich ein Dreiweghahn, der mittelst eines 

 längeren Kantschnkschlauches die Verbindung mit einem wassergefüllten 

 Trichter herstellt, der sich in gleicher Höhe mit dem Versuchssproli be- 

 findet. Die seitliche Dohrnng. welche den Hahn zunr Dreiweghahn macht, 

 und die gewöhnlich durch einen zugedrückten Schlauch geschlossen ist, 

 gestattet Luft auszutreiben, wenn solche aus dem Trichter ins Potometer 

 gelangt ist. Durch Ansaugen Aqs T-Tlohres wird die Kapillare vom Saug- 

 gefäße her mit destilliertem Wasser gefüllt, dann wird soviel Wasser wieder 

 abgelassen, bis vom T-Stück her eine als Index dienende Luftblase in die 

 Kapillare eintritt, worauf der Schlauch durch den Quetschhahn verschlossen 

 wird. Jetzt lälU man vom Trichter ans mittelst des Dreiweghahues Wasser 

 in die Kapillare eintreten, wodurch die Luftblase zwischen zwei Wasser- 

 säulen eingeschlossen ist und nun durch ihre Bewegung als Index dienen 

 kann. Die Pflanze wird eingesetzt, der Schlauch zwischen Kapillare und 

 Sauggefäß geöffnet und durch Manipulation mit dem Trichter die Luft- 

 blase an eine bestimmte, beliebige Stelle zurückgeschoben. Stößt die Pflanze 

 Wasser aus. so wird die Luftblase vom T-Stück weggeschoben und läßt 

 sich durch Senken des geöffneten Trichters unter das Niveau des Saug- 

 gefäßes oder durch Ansaugen des sonst abgeklemmten Schlauchstückes am 

 Dreiweghahn wieder einstellen. Werden bei kräftiger Saugung längere Zeit 

 keine Ablesungen gemacht, so ^\ird der Schlauch der Kapillare abgeklemmt, 

 der Trichter geöffnet und so der Index eingestellt. Zwischen Kapillare 

 und deren Saugschlauch kann auch mittelst eines Dreiweghahnes an einem 

 abwärts gerichteten Arm ein Widerstand wie «ine mit Quecksilber ge- 

 füllte Röhre oder ein blattloses, in Wasser tauchendes Zweigstück als 

 Widerstand in die Saugbahu eingeschaltet werden, so daß nicht aus dem 

 normalen Sauggefäl). sondern aus der unter Quecksilber- oder Zweigwider- 

 stand stehenden Pöhre das Wasser genommen wird. Zur gleichzeitigen 

 Messung von Wasseraufnahme und Transpiration wird ein wägbares, aus 

 T-StUck und lanuer Kai)illare bestehendes Potometer ohne Sauggefäß ver- 

 wendet und die Regulation der Inde.xluftblase durch einen in dem unteren 

 Teil des T-Stückes verschiebbaren Glasstab besorgt. Die Weite des Ka- 

 pillarlumens muß genau bekannt .sein und die P)estimmung geschieht durch 

 Wägung einer Quecksilbennenge. deren Länge am Maßstab der Kapillare 

 vorher gemessen wurde. 



Wurde statt eines Zweiges eine bewurzelte Keimpflanze (Phaseolus multi- 

 florus) verwendet (Fig. IST), so wurden die Pflanzen in großen Gefäßen mit 



