884 



Viktiir (ii;i f c. 



Fig. 190. 



Fig. 191. 



einer in Erde (xhr Wasser gezogenen Pflanze (FIl;. l'JO) (W. Ffejler. Pflan- 

 zeni)hysiolon:ic, l'.d. I. S. 2:'.S) wird mittelst Kautschuks, der gut mit Draht 

 oder iüiidfadeu umwiekclt sein niul'.. das (Ilasrohr t angepalit. in welches 

 mit Hilfe eines Kautschukstöpscls das in eine Kapillare ausgezogene (ilas- 

 rohr ri eingesetzt und die Kapillarspitze so abgeschmolzen wird, dali keim« 

 Luft im Apparate bleibt. Durch Heruntcrschieben von /7 kann man das (.Queck- 

 silber im Manometer steigen machen und so die Erreichung der endlichen 

 Druckhöhe beschleunigen. Statt r/ kann man auch vorteilhaft einen (ilashahn 

 verwenden (Fig. TJl ). Statt des Manometers kann man sich auch des abwärts 

 gebogenen Rohres r bedienen, das die Dlutung.<flüssigkeit in den Mell- 

 zylinder /> führt, der durch den perforierten Kork a micht luftdicht) ver- 

 schlossen wird. Mit Hilfe 

 eines (iummistopfens kann 

 man ein Manometer oder 

 ein Ausflußrohr an das an 

 einem Stamm angebrachte 

 Bohrloch einsetzen, wofür 

 die von Schwenden er ver- 

 wendeten pfriemförmigen 

 Einsatzstücke mit seitlicher 

 Fjohrung geeignet sind. 

 Bamnetzky ')verwendet fol- 

 genden selbstregistrieren- 

 den Apparat, der auf dem 

 Prinzip des Schwimmers 

 beruht, welcher mit dem 

 steigenden Niveau der 

 Flüssigkeit in einer Röhre 



gehoben und mit schreibendem Zeiger versehen ist 

 (Fig. 192). Die Röhre a ist eine 8 — 10 mm weite kali- 

 brierte Bürettenröhre . }> ein 2 mm weites ebenfalls 

 kalibriertes Röhrchen, die beide durch das dreiarmige 

 Röhrchen ;• miteinander verbunden sind, dessen freier 

 Arm durch ein Stückchen mit (^uetschhahn versehenen Kautschukschlauches 

 überzogen ist. Die beiden Röhrchen a und h sind in zwei Querbalken d 

 aus Kork mit dem dieselben verlandenden Stock c parallel gegeneinander 

 unverschiebbar befestigt. Durch das Halterstück // . das am Stock c be- 

 festigt ist, kann die ganze \'orrichtung in vertikaler Lage fixiert werden, 

 worauf durch Eingießen von AVasser aus einer Bürette in die Röhren 

 die Länge der Wassersäule bestimmt wird, welche 1 cm^ Wasser in den 

 kommunizierenden Röhren einnimmt. Wenn die Röhren so weit sind, 

 daß \ rm^ Wasser eine Säule von 25 — 2i^ mm Länge bildet, wobei das 

 Steigen des Niveaus um '/^ w?m Ol cm^ entspricht, so können Hundertstel 



l'feß'ers Apparat znm Messen des 

 Blutung.sdrockes. 



P/eßers Instrnnient znm 



Messen des Blutnngs- 



druckes. 



') J. Baranctzh/. AMiandl. (1. iiaturf. Ges. zu Hallo, li.l. 13. S. l'J (1S73) 



