Gas- inul Wasserliewegnntr in der Pflanze etc. 



885 



Fig. 192. 



.y 



r\ 



eines Knhikzeiitimeters noch sicher beim Steigen des Schwimmers ab- 

 gelesen werden. Faßt der Apparat VI cm^ Wasser, so reicht das für 

 12 Stunden vollkommen aus. Das Rührchen h dient zur unmittelbaren 

 Aufnahme des von der Pflanze ausgeschiedenen Wassers, in der damit 

 kommuHizierenden Röhre a bewegt sich der Schwimmer .s: derselbe ist 

 ein mit (juecksillier beschwerter Bürettenschwinimer 

 aus Glas und bewegt sich im Rohre dicht, aber doch 

 frei, er soll zirka o cm messen; oben ist er in eine 

 Spitze ausgezogen, an der ein ganz gerade ausge- 

 zogener Glasfaden in von zirka IV2 *^"". Dicke mittelst 

 Siegellack so befestigt ist, daß er mit der Achse des 

 Schwimmers genau parallel läuft. Der Schwierigkeit, 

 daß Röhrchen und Schwimmer nie ideal-zylindrisch 

 sind und die Kapillarität der Flüssigkeit um den 

 Schwimmer herum diesen an die eine Röhrenwand an- 

 drückt, wodurch die fi-eie Beweglichkeit verloren geht, 

 wird man in der Weise Herr, daß man den Schwimmer 

 bis zur Hälfte mit Quecksilber füllt und am Glasfaden 

 eine über eine Rolle gehende Seidenschnur befestigt, 

 die ein den Schwimmer ä(|uiUbrierendes Gewicht trägt, 

 so schwer, daß der Schwimmer das Wasserniveau 

 gerade nur mit seiner konischen Spitze überragt. 

 Überdies wird an das obere Ende der Röhre a eine 

 Blechkappe n angesetzt, welche in der Mitte eine kleine 

 Öffnung füi' den Durchgang des Glasfadens besitzt. 

 so daß seine seitliche Ablenkung verhindert wird. 

 Diese Führung n befindet sich aber erst am Ende 

 eines 10 — 12 cm langen Glasrohraufsatzes, der a ver- 

 längert, so daß auch beim Emportauchen des Schwim- 

 mers eine seitliche Ablenkung unmöglich wird. Die 

 Rolle k hat zirka 3 cm im Durchmesser und ist ein 

 leichtes, fein ausgearbeitetes, sehr leicht bewegliches 

 Messingrädchen. WesentUch ist auch eine absolut 

 vertikale Aufstellung der ganzen Apparatur. In das 

 Röhrchen h wird das Abflußrohr/ der Versuchspflanze 

 mit feinem dünn ausgezogenem Ende eingeführt und 

 an die Wand des Röhrchens angelegt, damit das 

 Wasser nicht tropfenweise, sondern in kontinuier- 

 lichem Strom einfließe. 



Damit das Wasser nicht zusammenlaufe und das Röhrchen verstopfe, 

 muß es durch Alkohol-Äther vor jeder Verunreinigung sorgiältig gesäubert 

 sein. Das Piöhrchen mit dem Quetschhahn gestattet fallweise ein Auslassen 

 des Wassers zur Fortsetzung der Beobachtung, wenn a und b voll sind. 

 Vor der Ansatzstelle der Seidenschnur ist der Glasfaden rechtwinklig ab- 

 gebogen und dient als Zeiger, welcher den Stand des Schwimmers auf 



Bfirrniefzlijs selbstregistrie- 

 render Apparat zum Messen 

 des Blntungsdruckes. 



