Gas- und Wasserlicweguug in der Pflanze etc. 887 



zwischen zwei /äiiiie hineinpaUt und durch die schwache Feder i angedrückt 

 wird. Dadurch wird die Bewegung des Itades nur in einer Ilichtung er- 

 möglicht. Der ungleicharniige Hebel c, c dient dazu, die Bewegung von Rad 

 und Scheibe durch das Triebwerk zu vermitteln: er ist um seine vertikale 

 Achse (/ drehbar, sein vorderer Teil c^ ist außerdem mit dem übrigen Teile 

 an einem Scharnier so verbunden, daß er sich in der Horizontalebene, aber 

 nur rückwärts ablenken läßt. An einem Ilade des Triebwerkes m, Avelches 

 eine Umdrehung per Stunde macht, ist ein Stift n angebracht, der bei 

 seiner Bewegung den langen Hebelarm c vor sich stößt; der kleinere Hebel- 

 arm ('i biegt sich dabei rückwärts ab. um an dem Zahn vorbeizugehen: 

 wenn er diesen verlassen hat, wird er aber durch die am Stifte / befestigte 

 Feder mit dem langen Hebelarm c wieder in eine Linie gestellt ; ist der 

 Stift II an dem Ende des Hebels vorübergegangen und läßt ihn wieder frei. 

 so schnellt der Hebel, durch die Spiralfeder d gezogen, in seine frühere 

 Lage zurück: das Ende (\ welches jetzt den Zahn nicht mehr umgehen 

 kann, schlägt an ihn und treibt ihn vor sich, bis der Hebel sich an den 

 Stift /anlehnt und stehen bleibt. Der Haken ä läßt bei dieser Bewegung 

 einen Zahn vorbeigehen und wird durch seine Feder in den Zwischenraum 

 zwischen die zwei folgenden Zähne eingedrückt, wodurch eine weitere Ver- 

 schiebung des Bades h verhindert wird. In dieser Weise wird bei jeder 

 Umdrehung des Rades m das Rad b um die Breite eines Zahnes und somit die 

 Scheibe a um eine Eprouvette verschoben. Die Drehung der Scheibe kann 

 auch elektromagnetisch durch eine Kontaktuhr bewirkt werden. Die Enden 

 der Ausflußröhrchen sind in dünne Spitzen ausgezogen und mit Fett be- 

 schmiert, so daß das ausfließende AVasser sich in kugelrunden Tropfen 

 lange an der Ausflußspitze hält und beim Umdrehen der Scheibe nicht 

 verloren geht. Das Röhrchen braucht nicht höher als 1 mm über dem 

 Scheibenniveau zu stehen, so daß jeder Tropfen in die Eprouvette fällt 

 und selbst, wenn während des Ausfließens eine Umdrehung der Scheibe 

 erfolgt, am Rande der Eprouvette abgestreift wird. Die Verdunstungen aus 

 Tropfen und Eprouvette dürfen als sehr unbedeutend vernachlässigt werden. 

 Zu den Versuchen werden am besten gehörig in Erde eingewurzelte, in 

 geräumigen Töpfen längere Zeit gezogene Pflanzen verwendet. Der Stengel 

 der Versuchspflanze wird nicht über 5 cm hoch über dem Boden ab- 

 geschnitten und das Ausflußrohr mittelst eines T-förmigen Röhrchens an- 

 gesetzt, wobei kurze Stümpfe durch den verbindenden Kautschukschlauch 

 gegen Verdunstung geschützt sind, während längere zu diesem Zwecke 

 noch mit Stanniol umwickelt werden müssen. Eine gleichmäßige Feuchtig- 

 keit des Bodens während des Versuches ist schon deshalb notwendig, weil 

 die Hauptmasse der Wurzeln sich an der inneren Fläche des Topfes be- 

 findet, wo die dünnen Wurzelfasern einen förmlichen Filzbelag bilden. Ein 

 Begießen des Bodens während des Versuches würde den regelmäßigen 

 Gang des Versuches stören, aber es genügt ein Verhindern der Verdunstung 

 seitens der Oberfläche des Topfes, um die Feuchtigkeit des Bodens gleich- 

 mäßig zu erhalten. ]\Ian begieße den Boden so lange, bis er vollständig 



