890 



Viktor G i;i f c 



rohr versohonos rilasscliiilcluMi 

 mcsser. 1 on Iliilic oltcn aiii 



Fiff. 19.1. 



GlassohUlchen des Liou/fc/arrf/ischen Apparates zur Bestimmung 

 der Permeabilität. 



ZU verlieren. Zur Anfnahnie des Objektes «lient ein mit /n- und AhHul'.- 



Fiii. 190). Dieses ist rund mit ;'• r/// Uiirrli- 

 laiidc niattiicschlifl'on und mit zwei seitlielien 

 Ilülucn <Z und A) am 

 Üodcn versehen. In di-n 

 r.oden ist ein l'latindralit 

 eingeschmolzen. Auf diesen 

 Draht wird ein Korkstück 

 von 6 — 8 nwi Höhe be- 

 festigt (K) und mit Pa- 

 raffin getränkt. In (> ntm 

 Abstand von diesem Koik- 

 stück wird ein Bänkehen B 

 von Paraffin , ebenfalls 

 6—8 mm hoch, am Boden 

 festgeschmolzen und außerdem ^Yird. um den freien Inhalt der Schale 

 möglichst zu verkleinern, ringsum etwas Paraffin P gegossen. Zur genauen 

 Temperaturbestini mung wird ein besonders konstruiertes Thermometer 

 (Fig. 196 und 197) benutzt, dessen ring- 

 förmig angeordnete Kugel in die Schale ^'" *^' 

 eingesenkt wird. Oben ist in das Kork- (n\ 

 stück mit einer Nadel ein enges Loch 

 gebohrt und hier wird das Objekt 

 mittelst einer eingestochenen dünnen 

 Platinnadel befestigt, so daß seine Spitze 

 auf dem Paraffinbänkchen ruht (w). 

 Während der Untersuchung wird ein 

 großes Deckgläschen (24x32 y/^i^y/) auf- 

 gelegt, jedoch so. daß an jeder Seite 

 eine freie Spalte entsteht {D = Deck- 

 glas), was für das richtige Funktionieren 

 beim Durchströmen der Flüssigkeit 



Fig. 19G 



wichtig ist. Die Schale steht auf dem 

 Objekttische des Mikroskops und wird 

 hier durch zwei Klemmen, die auf den 

 seitlichen Röhren liegen, festgehalten 

 (Fig. 198a). Die Röhren sind etwa 6 cm 

 lanu'. das eine rechtwinklig gebogen. 



1 



Thermometer der ^^j^ einCUl dreigetellteU Geißlt rächen Thermometer des Lnude- 



Lioidejarif Äschen 



Apparates von der 



.Seite gesehen. 



gii rd/ischen Apparates von 

 oben pesehen. 



(ilashahn versehen. Das eine Zuflul 



rohr derselben steht mit einem (Gas- 

 behälter für destilliertes Wasser in stetiger Verbindung (d), das imdere 

 kann mit den Behältern oder Trichtern für die plasmolysierenden Agen- 

 zien und die zu untersuchenden Flüssigkeiten verbunden werden (b). 

 Das Ableitungsrohr der Objektschale a ist am F^nde etwas aufwärts ge- 



I 



