^26 ß- Tollens. 



L'ni möglichste Genauigkeit beim Ablesen sowohl des .Standes des 

 Apparates ohne die eingelegte Röhre mit der Zuckerlösung, d. h. des soge- 

 nannten ,.Nullpunktes", als auch bei eingelegter Röhre zu erreichen, ist 

 bei sämtlichen neueren Apparaten das Gesichtsfeld ein geteiltes, das 

 heißt aus 2 (oder o) Teilen bestehendes, und diese Felder muli man so- 

 wohl bei leerem Apparate als auch nach Einschaltung der Röhre mit der 

 Zuckerlösung zur Gleichheit bringen, und zwar zur Gleichheit der 

 Helligkeit, oder vielmehr, da bei der Gleichheit der Gesichtsfelder — 

 der Empfindlichkeit halber — möglichst wenig Licht vorhanden sein muß, 

 zur gleichen Beschattung. Folglich werden diese Apparate ..Halb- 

 schattenapparate" genannt.!) 



Als genauester Halbschattenapparat mit direkter Kreis- 

 gradablesung ist der von Landolt vervollkommte Apparat mich Lippich 

 zu betrachten, und als bequemster der Schmidt c^- Haenschsche Quarz- 

 keil-Halbschattenapparat. 



Bei beiden Apparaten ist das dreiteilige Gesichtsfeld, bei welchem 

 der mittlere Teil einerseits und die beiden Seitenteile andrerseits bei der 

 Drehung des Okularteiles oder beim Verschieben des Quarzkeiles die Hellig- 

 keit wechseln, bis sie schließüch gleich „beschattet" sind, dem zwei- 

 teiligen Gesichtsfelde vorzuziehen, weil bei dem letzteren die Beurteilung 

 der Gleichheit schwerer ist, und weil veränderte Stellung der Lichtquelle 

 leicht geringe Differenzen der Beschattung hervorbringen kann. 



Bei den Apparaten mit Kreisgradablesung muß man homogenes 

 Licht, d. h. Licht von nur einer Farbe und möglichst derselben Wellen- 

 länge anwenden, und man benutzt stets Licht, welches durch eine mit 

 Kochsalz gelb gefärbte und sonst nicht leuchtende Flamme hervorge- 

 bracht ist, und welches durch eine im Apparate angebrachte Platte oder 

 Lösung von rotem Di-Kaliumchrom at, K, Cr., O7, völlig homogen gemacht wird. 



Bei den Quarzkeilapparaten benutzt man dagegen eine möglichst 

 helleuchtende Gasflamme, deren Licht aber durch eine im Apparat ange- 

 brachte Lösung von Kaliumchromat elienfalls gelb gefärbt wird. Elektrisches 

 Licht kann auch angewendet werden. 



Das hellere Licht, welches bei den Quarzkeilapparaten angewendet 

 werden kann, macht, besonders bei nicht ganz hellen Lösungen, das Beob- 

 achten leichter als bei den Kreisgradapparaten, und das Ablesen ist bei 

 dem neuen Schmidt A: Haenschscheu Quarzkeilapparat sehr viel leichter 

 und becpiemer auszuführen als bei anderen Appai'aten. 



Freibch ist zur Erreichung der höchsten Genauigkeit bei der Er- 

 mittlung der spezifischen Drehung einer Substanz die sorgialtige An- 



*) In den ursprünglichen Soleil-Duhosqschen und auch in den in Deutschland 

 früher allgemein benutzten Ventzke-Scheihlerschen Quarzkeilapparaten wurde durch eine 

 sog. Doppelplatte aus Rechts- und Linksquarz und ein drittes Xicohches Prisma, welches 

 drehbar war, ein farbiges geteiltes Gesichtsfeld hervorgebracht, und man mußte 

 die beiden Hälften des Gesichtsfeldes auf Farbengleichheit einstellen. Diese „Farben- 

 apparate" verschwinden jetzt allmählich, da die Halbschattenapparate ein genaueres 

 und liequemeres Arbeiten auch farbenblinden Leuten gestatten. 



