— 27 — 



2. Das Barometer. Die Quecksilbersäule in der Toricelli'scheu 

 Röhre ist nicht an jedem Orte und zu jeder Zeit gleich hoch, sondern 

 zeigt Verschiedenheiten, die offenbar nur in Ungleichheiten des Luft- 

 druckes begründet sein können. Es ist nun von großer Wichtigkeit, die 

 Größe des jeweiligen Luftdruckes genau in Ziffern ausdrücken zu können, 

 und hiezu dient das Barometer (Luftdruckmesser). Verbinden wir die 

 Toricelli'sche Röhre mit einem Maßstabe, dessen Nullpunkt mit dem 

 Niveau des Quecksilbers im äußeren Gefäße zusammenfällt, so haben wir 

 schon ein Barometer vor uns, das in entsprechender Ausführung und Ver- 

 vollkommnung ein sogenanntes Glasbarometer bildet. Im gewöhnlichen 

 Leben kommt jedoch das Birnbarometer häufiger vor, wes- 

 halb dasselbe im folgenden etwas näher beschrieben wird. 



Das Birnbarometer (Fig. 10) besteht aus einer 90 cm 

 langen, oben geschlossenen Glasröhre, welche unten um- 

 gebogen und zu einem birnförmigen Gefäße erweitert ist. Die 

 Röhre ist auf einem Brettchen befestigt und die birnförmige 

 Erweiterung ist zum Schutze gegen das Zerbrechen vorne in 

 einem Kästchen eingeschlossen. Die Quecksilbersäule, welche 

 dem Luftdrucke das Gleichgewicht hält, wird vom Spiegel des 

 birnförmigen Teiles an gerechnet, da das Quecksilber im 

 unteren Teile der R(')hre für sich im Gleichgewichte steht. Die 

 Länge dieser Quecksilbersäule nennt man den Barometer- 

 stand und liest denselben an einer in Zentimeter und Milli- 

 meter geteilten Skala ab, deren Nullpunkt mit der Oberfläche 

 des Quecksilbers im birnförmigen Teile in gleicher Höhe liegt. 

 Steigt das Quecksilber in der Röhre, so muß es im Gefäße 

 sinken und umgekehrt. Dies hat zur Folge, daß der Anfangs- 

 punkt der zu messenden Quecksilbersäule veränderlich wird; 

 da aber die am Brettchen angebrachte Skala nicht verschiebbar 

 ist, so erhält man beim Steigen des Quecksilbers den Baro- pjg_ jq 

 meterstand zu niedrig und beim Sinken zu hoch. Man ver- 

 mindert diesen Übelstand dadurch, daß man das Gefäß im Verhältnisse zur 

 Röhre recht weit, etwa vom zehnfachen Durchmesser macht. Trotzdem 

 aber bleibt das Birnbarometer wegen der Veränderlichkeit des Nullpunktes 

 für sehr genaue Messungen unbrauchbar. 



Der Übelstand der Veränderlichkeit des Nullpunktes wird beim Gefäßbarometer 

 vermieden. Bei diesem hat das äußere Gefäß einen bewegliehen Boden, der mittels einer 

 Schraube gehoben und gesenkt werden kann, wodurch man die Quecksilberoberfläche 

 vor jeder Beobachtung auf den Nullpunkt der Skala stellen kann. 



Ein sehr häufig angewendetes Barometer ist das Metallbarometer 

 oder Aneroidbarometer oder kurz Aneroid, von dem im I. Bande 

 dieses Werkes (in der praktischen Geometrie) eine kurze Beschreibung 

 gegeben wurde. 



§ 2L Die Spannkraft der Dämpfe und des Wasserdampfes der Luft 



insbesondere. 



Als Dämpfe oder Dünste haben wir Seite 15 solche gasförmige 

 Körper bezeichnet, welche aus Flüssigkeiten durch deren Verwandlung 

 in den gasförmigen Zustand hervorgegangen sind. Die Gesetze, welchen 

 Dämpfe im allgemeinen unterworfen sind, lassen sich wie folgt herleiten: 

 a) Man mache den Toricelli'scheu Versuch und lasse in die Röhre einige 

 Tropfen Wasser aufsteigen. Sobald dasselbe in den luftleeren Raum 



