AUi^emeino clicniisclic Motliodeii. 



777 



in (Ion Ab/weii^cröliicn r und d endet. Das Uolir d ist mittelst eines dick- 

 wandijien Kupfei rolires mit dem Manometer K verbunden, das Rohr c ist mit 

 einem \'entil verseilen, das die .Miiulicldceit j^iht, die (iase aus dem Ilolire 

 herauszulassen oder fremde ( Jase mittelst einer Pumpe in das Ilohr einzuführen. 



Vm einen hermetischen Verschluß des Rohres durch den Deckel zu 

 sichern, dient der Ohturator L ( Fisj;. ö89 ), der aus einer Scheibe aus weichem 

 Rotkupfer mit einer Öffnung in der Mitte besteht. Um das Rohr luft- 

 dicht zu schließen, legt man auf dessen oberen Rand, der zu einem 

 stumpfen zylindrischen Messer geformt ist, den Ohturator und darauf den 

 Deckel auf und schraubt ihn mittelst der Schrauben (an den Dolzen 

 des Deckels) an das Rohr fest an. Der Rand des Rohres schneidet sich 

 stark in die Ol)turatorscheibe ein, deren obere Seite sich dabei eng an 

 die nichtpoUerte innere Fläche des Deckels andrückt. Das Anziehen des 

 Deckels an das Rohr mittelst der Bolzen muß gleichmäßig, aber ziemlich 

 stark geschehen. Das Manometer ist ein für 

 allemal mit dem Deckel verbunden, und um das 

 Rohr zu schließen, braucht man nur das \'entil 

 zuzuschrauben. Das \'entil ist ebenso eingerichtet. 

 Avie in der kalorimetrischen Bombe von Berthelot 

 oder in der Bombe von Sarrau und Vieille (zur 

 l^ntersuchung von Sprengstoffen), mit kleinen 

 Änderungen. Das \'entil darf nicht zu stark 

 zugedreht werden, da es sonst verdorben werden 

 würde. ^Yenn die Oberfläche des Flansches am 

 Deckel, welche den Ohturator berührt, verdorben 

 sein sollte, kann man den Flansch wechseln und 

 der Apparat ist wieder zur Arbeit taugUch. Selbstverständlich muß zu jedem 

 Versuche ein neuer Ohturator genommen werden. Wenn die Berührung 

 der Dämpfe der zu untersuchenden organischen Verbindungen mit den 

 eisernen Wandungen des Rohres vermieden werden soll, wird in das 

 eiserne Rohr ein entsprechendes Kupferrohr eingelegt, dessen Ränder an 

 das eiserne Rohr angelötet werden. In diesem Falle berühren die Dämpfe 

 der Flüssigkeit nur eine geringe Oberfläche des Deckels, die vom Ohturator 

 nicht bedeckt ist. wobei die Temperatur dieses Teiles des Apparates nicht 

 so hoch ist, daß das Eisen eine katalytische Wirkung ausüben könnte. 

 Da das Kupfer kein Katalysator ist, können in ein derartig be- 

 schicktes Rohr verschiedene Katalysatoren eingeführt werden. 



Xach neueren Angaben von Ipatiew wird der Deckel aus einem 

 Stück Metall angefertigt und mit einer \'orrichtung zum Einpumpen und 

 Ausströmenlassen der Gase sowie mit einem Manometer von Boiirlon ver- 

 sehen (Fig. 590). 



Die Untersuchungsmethode. 



Das mit etw a 40 g Substanz beschickte Rohr wird in einem elektrischen 

 Ofen erhitzt, der eine Umwicklung von vernickeltem Draht und eine Fütterung 



FijT. 390. 



