— 52 — 



dreier Radien ergiebfc. Die Konstruktion möge aus der Zeichnung 

 Figur 9 entnommen werden. 



Zwei um den Punkt a drehbare Sehenkel sind durch eine 

 Messschiene b c so miteinander verbunden, dass die letztere sich 

 um b drehen und mittelst einer auf der Unterseite angebrachten 

 Nut mit Hilfe eines auf dem rechten Schenkel angebracliten 

 Metallknopfes, welcher die Führung besorgt, je nach der Stärke des 

 zu messenden Stammes verschieben lässt. 



Die auf der Messschiene befindliche Einteilung entspricht den 

 Zentimetern des Durchmessers; die von b als Nullpunkt ausgehenden 

 Längen sind für die verschiedenen Railien bezw. Durchmesser be- 

 sonders berechnet. Die Ablesung erfolgt an dem, auf dem rechten 

 Schenkel ersichtlichen Indexstrich. 



Eine Abart der Konstruktion (s. Fig. 10) dient zur Ermittelung 

 schwächerer Durchmesser nach Millimetern. 



Die Vorzüge dieses, äusserst sinnreich erdachten Instrumentes 

 bestehen darin, dass die Möglichkeit wegfällt, durch festes An- 



