- 60 - 



7. Winklers Taschendendrometer ist vollständig nach 

 dem System des Messbrettchens konstruiert, nur ist das Quadrat- 

 netz auf Messing graviert und statt des Pendelfadens ist eine ein- 

 geteilte Messingschiene vorhanden (s. Zeichnung Fig. 16). Insoweit 

 das Instrument sich auf die Messung von Höhen bezieht, ist eine 

 nähere Beschreibung unnötig. Erwähnung verdient jedoch noch 

 die an demselben vorhandene Vorrichtung zur Messung von Durch- 

 messern. Die Einteilung der messingenen Pendelschiene hat den 

 Zweck, dass nicht nur die Höhe eines anvisierten Punktes, sondern 



auch die seiner Entfernung vom Augenpunkt entsprechende schiefe 

 Linie gefunden werden kann. Dieselbe stellt die Hypotenuse des 

 rechtwinkligen Dreiecks dar und entspricht dem bezüglichen Ab- 

 schnitt auf der Pendelschieue, so dass man bei gemessener Stand- 

 linie ohne weiteres die Länge der Visierlinie findet. 



In dem Brettchen selbst ist nun eine aus Figur 17 ersichtliche 

 Visiervorrichtung angebracht, bestehend aus einem Okular bei c und 

 zwei Visierkanten bei a und b, von denen a feststeht, während b 

 demselben durch Schraube d genähert werden kann. Das Mass der 

 Entfernung der Visierkanten a und b lässt sich auf einem an der 

 korrespondierenden Stelle des Brettes angebrachten Massstab mit 



