— 61 — 



Hilfe des durch die Schraube zu verschiebenden Nonius, welchen 

 Figur 16 ersehen lässt, feststellen. 



Man visiert nun von c zwischen a und b nach dem zu messen- 

 den Durchmesser AB. Durch die Schraube d wird b so gestellt, 

 dass AB gerade von den über a und b gehenden Visierstrahlen 

 tangiert wird. 



Nun findet die Proportion statt: 



AC : aC =; AB : ab, woraus 



ab 

 AB = - — -AC zu berechnen ist. 

 aC 



Es ist einleuchtend, dass, weil ac konstant und A C mit Hilfe 



der eingeteilten Pendelschiene gefunden ist, nach Messung der Grösse 



-4B 



Flg. 17. 



ab die Ausrechnung des Durchmessers leicht bewirkt werden kann. 

 Zu grösserer Bequemlichkeit waren für das Winklersche Instrument 

 auch Tabellen berechnet. 



Analog diesem Instrument hat Professor Dr. Wimraenauer 

 eine Fernrohrvisierung konstruiert und dem nach Winklerschem 

 Vorbild hergestellten Brettchen beigegeben. Im Orte des Faden- 

 kreuzes dieses Fernrohres befindet sich eine Vorrichtung zum Ein- 

 stellen zweier Fäden, durch welche der Umfang des Stammes an 

 beiden Seiten tangiert wird, so dass eine Stärkenermittelung möglich 

 ist, indem das Mass des Abstandes jener 2 Fäden im Instrument 

 abgelesen wird. 



Dieses Instrument wird von Optikus Möller in Giessen für 

 55 Mark geliefert, eine verbesserte Konstruktion von JMechanikus 

 Spörhiise für 75 Mark (AUg. F. u. J. Ztg. 1896 S. 222 uud 1898, 



