— 6!) — 



ein rechtwinkeliges Dreieck, in welchem die wirkliche Hühe des schief 

 stehenden Baumes sich nach dem Pythagoräischeu Lehrsatz als: Quadrat- 

 wurzel aus dem Quardrat der senkrechten (durch Messung ermittelten) 

 Höhe und dem Quadrat des Abstandes beider Fusspunkte von einander 

 ergeben würde. In der Praxis kommen derartige abnorme Fälle kaum vor. 

 Anmerkung: Alle Höhenmessungen werden theoretisch die kleinsten 

 Fehler ergeben, wenn der Winkel, unter welchem nach der Spitze des 

 Baumes visiert wird, = V' R 'st, (Allg. Forst- u. Jagdztg. 1902, S. 74 u . 

 75, nach Fischer u. Wimmenauerj. 



c) Sonstige Instrumeote. 



§ 33. a) Xylometer. 



Unter Xvlometern versteht man zvlinderförmiire ca. ^,'2 m 

 im Durchmesser haltende und etwa 1 ^2 m hohe Getasse von starkem 

 Zinkblech, in welche Wasser eingefüllt wird, um in dieses die zu 

 messenden Hölzer einzutauchen 



und aus dem dadurch hervorge- 

 rufenen Steigen des Wassers das 

 Volumen der eingetauchten Holz- 

 stücke zu finden. Zur Ermitte- 

 lung der Höhe des Wassersteigens 

 befindet sich ausserhalb des Xylo- 



meters eine kommunizierende 

 Glasröhre, die den inneren Stand 

 des Wassers ersehen lässt. Zur 

 Ablesung desselben ist an der 

 Glasröhre eine Skala angebracht, 

 welche das Volumen der einge- 

 tauchten Hölzer nach Litern 

 (Viooo cbm) und halben Litern 

 angibt. 



Das Xylometer (s. Figur 23) steht auf drei Füssen, welche zur 

 Herstellung einer lotrechten Stellung des Instrumentes mit Schrauben 

 versehen werden können; au der kommunizierenden Röhre betindet 

 sich ein Schieber, zur Feststellung des jeweiligen Wasserstandes. 



Statt dieses Apparates kann man sich auch eines beliebigen, 

 kein Wasser durchlassenden Holzgefässes (Tonne) bedienen, welches 



Fig. 23. 



