Nachweis und Bestimmung von Giften auf biologischem Wege. 



37 



Fig. 16. 



Zuckungen wird er hingegen mit Gewicht von 50 — lOO^r belastet 

 (Fig. U). 



In den Strohhalm schreibhebel werden in der Weise, wie dies Fig. 17 

 zeigt , beiderseits von der Achse mit glühendem Draht eine Anzahl Löcher 

 eingebohrt. Die Schreibfahne des Hebels kann 

 aus Schreibpapier hergestellt werden. Der 

 Strohhalm wird zur Befestigung der Papier- 

 fahne an seinem vorderen Ende gespalten 

 und in den Spalt das Papier eingeklemmt. 

 Zur Fixierung dient Piadfahrkitt (Kautschuk- 

 lösung). Die Papierfahne am Aluminium- 

 schreibhebel kann mit Siegellack befestigt 

 werden. Die Schreibfahne wird an ihrem 

 Ende fein zugeschnitten und nach der 

 Kymographionf lache hin gebogen. 



Auf der berußten Fläche der Kymo- 

 graphiontrommel wird unter die Herz- oder 

 Skelettmuskelkurve die Zeit aufgezeichnet, 

 je nach der Umdrehungsgeschwindigkeit des 

 Instrumentes in Sekunden oder 10, 30, 60 Se- 

 kunden. Zur Zeitmarkierung verwendet 

 man einen mit Schreibhebel versehenen 

 Elektromagneten und eine Kontaktuhr 



nach Bowditch. Die gewöhnlich gebrauchte Bowdifclische llir hat den 

 Nachteil, daß Elektromagnet und Thr beständig unter Strom stehen, welcher 

 nur im Moment der Zeitmarkierung unterbrochen wird. Dies bedingt eine starke 



Fig. 17. 



Aluminiumschreibhebel. 



C 



St roll )iii1iiis('liriu tili (')u<l. 



liiaiispriichiiahiuc der den Slioni liflciiidcii Flfiuciitc. Finc vei'besserto der- 

 artige Zcitmarkienilir wurde nach .Vngabeii von lleirii l'rof. Stniid). vom 

 Mechaniker des Pharmakologischen Institutes, Freibnrg i. !>., Herrn Ltint^srh, 

 hergestellt, hiese besit/l stall der Melallscheibe dts alten Modells eine 



