40 II- Fühnor. 



durch Verschiobunj? des Knopfes (K) in ihrer gegenseitigen Entfernung 

 verstellt werden können. 



Das kleine abgebildete Induktorium ist für vorliegende Zwecke 

 ausreichend. Es besteht in der Hauptsache aus der primären Rolle ( l 1), 

 der sekundären Rolle d '^) und dem mit der Schraube (.Srv verstellbai-en 

 Hammer (H<n. Die sekundäre Molle des Apparates ist um eine horizontale 

 Achse drehliar. Je mehr die sekundäre Rolle in ihrer Stellung zur primären 

 dem rechten AVinkel sich nähert, desto schwächer wird der induzierte 

 Strom. Der Hebel ( H) ermöglicht Kurzschluß, so daß kein Strom in die 

 Elektrode gelangt. Man kann mit dem Apparat sowohl mit Einzelinduktions- 

 schlägen wie tetanisierend reizen. Ist der Hammer (Ha) durch die Schraube 

 (Sc) fest an den weichen Eisenkern der primären Rolle angedrückt, so er- 

 hält ein von der Elektrode beriüirter Muskel bei Schliellung des Schlüssels 

 (S) einen Schliel'iungs-. beim Wiederöffnen einen Öffuungsinduktions- 

 schlag und wird in beiden Eäilen mit einer Einzelzuckung antworten, stärker 

 hierbei l)ei der (')ffnung als bei der Schließung des Stromes. Dreht man 

 die Schraube (Sc) aber etwa 1 nun weit zurück, so daß der Hammer 

 zwischen ihr und dem Eisenkin-n hin- und herschwingen kann, so bekommt 

 man so lange andauernde Reizung des Muskels, als der Schlüssel ge- 

 schlossen ist. Man nennt diese fortwährend durch die Hamm('rl)ewegung 

 unterbrochene Reizung des Muskels eine tetanisierende. weil der Muskel 

 durch sie in den Zustand einer Dauerkontraktion (Tetanus) versetzt wird. 



Wie erwähnt, zuckt der Muskel stärker bei der Reizung mit Öffnungs- 

 ais mit Schließungsinduktionsschlägen. Will man einen Muskel oder ein 

 Nervmuskelpräparat wiederholt rhythmisch mit gleichstarken Schlägen 

 reizen , so muß man entweder den Offnungs- oder den Schlielmngsinduk- 

 tinnsschlaü unwirksam machen, ihn ..abblenden"'. Dies kann geschehen 

 durch Anwendung des Kurzschlußhebels (H) oder beciuemer durch Ver- 

 wendung von zwei (^uccksilberschlüsseln, wie dies beim Nachweis von 

 Veratrin (vgl. Eig. 27) angegeben ist. Für länger fortzusetzende rhyth- 

 mische Reizung ist die manuelle Al)blendung besser durch mechanische zu 

 ersetzen. Ein einfacher gut ftinktionierender rotierender ..Abblender" ist 

 von 0. Frank ^) angegeben worden. Derselbe findet hier zum Nachweis von 

 Ciu'arin am Nervmuskelpräparat \'erwendung und besteht aus folgenden 

 Teilen (Eig. 21): 



Auf einem Harfgunimistiick . dessen Form aus Eig. 21 zu ersehen 

 ist, sind, um eine Walze drelibiii-, drei in ihrer Lage zueinander verstell- 

 bare Messingstücke (Kreissektoren). Flügel, befestigt. Die Unterbrechung ge- 

 schieht duich zwei Hebel. Messingbiigel. die mit zwei (^)uecksilberschlüsseln 

 (vgl. Fig. 27) vergleichl)ar sind. Der eine Schlüssel ist in den primären, 

 der andere, der Kurzschlulischlüssel. in den sekundären Leitungskreis ein- 

 geschaltet. Jeder Hebel wird durch ein (iummiband an die l'latins|)itze 

 einer mit den l'olschraiiben leitend Ncrbundenen Sclnaulie anucdrückt und 



') ni'sclirii'lii'ii in der Dissc rtaticin von K.Siitz: Der pcrioilisclie Wechsel der 

 ErrcgbarKiii <li-^ llorziuuskels. Gießen r.ini; S 1". 



