128 E. Rohde. 



trierte Form gfcbrachto Bestandteil des gerinnungshemmenden Blutegel- 

 extraktes, das Hirudin, zur Verfügung. 1 ni(/ des Präparates verhindert 

 die Gerinnung von l-bcm'^ Blut. 



Zur Messung und grapliischen Registrierung des Blutdruckes dienen 

 das Manometer und das Kymographion. Während über die Kvmographien 

 wenig zu sagen sein wird, weil ihre Konstruktionen im wesentlichen den 

 praktischen Anforderungen genügen, müssen wir der Besprechung der 

 Manometer einen gröliercn l'latz einräumen, da hei der sehr verschiedenen 

 Güte der einzelnen Instrumente nur eine richtige Handhabung und Kritik 

 brauchbare Resultate ergeben kann. 



Zunächst sollen die Kvmographien, dann erst die Manometer be- 

 sprochen werden, weil zum \'erständnis der Kurvenbilder im Kapitel über 

 Manometer die Kenntnis der Schreibflächen gehört. 



Das Kymographion. 



Die Aufzeichnung der vom Manometer wiedergegebenen Blutdruck- 

 schwankungen geschieht an einer bewegten Fläche, und zwar entweder 

 durch Ruß- oder Tintenschreibung auf Papier oder durch photographische 

 Fixierung eines Lichtpunktes. Man erhält so Kurven, deren Abscissen die 

 Zeit, deren ( )rdinaten die Druckwerte darstellen. 



Nur die Papierregistrierung soll hier besprochen werden; über die 

 photographische Registrierung siehe die ausführliche Darstellung in Tigcr- 

 stedts Handbuch der physiologischen Methodik. Bd. I. 1. (Leipzig. N'erlag 

 von S. Hi]-zel. 1910.) 



Das gei)räuchlichste Kymographion ist das Ludicig-Balf::ar>chi' Kymo- 

 graphion; seine Schreibfläche befindet sich auf einer mit Papier umklebteu 

 Trommel, die durch ein Uhrwerk in Rotation gesetzt wird. Die Umdre- 

 hungsgeschwindigkeit kann durch Wechselräder beliebig verändert werden; 

 sie variiert etwas nach der Federspannung und muß deshalb stets durch 

 eine gleichzeitige Zeitschreibung kontrolliert werden. Das Papier wird nach 

 dem Aufkleben auf die Trommel gleichmäßig und nicht zu dicht über einer 

 leuchtenden Gasflamme berußt, nach dem Versuch abgeschnitten und die 

 Kurve in verdünntem Spirituslack {1.^ de^ käuflichen Pr;ii)arates in -'3 ab- 

 solutem Alkohol) fixiert. 



Für vertikale Schreibung, z. 15. für den Schwimmer des Hg-Mano- 

 meters ist diese Trommelschreibung ohne weiteres brauchbar, für P.ogen- 

 schreibung dagegen, wie sie sich bei den meisten elastischen Manometern 

 findet, stellt die zylindrisch gekrümmte Trommeloberfläche, zumal bei 

 größeren Exkursionen, eine Fehlen luelle dar wegen der wechselnden Stärke 

 der Anlagerung, Für manche \'ersu('he ist deshalb eine der neueren Kon- 

 struktionen vorzuziehen, bei denen ein längerer berußter Papierstreifen 

 um 2 Trommeln läuft und eine ebene Fläche zur Schreibung besitzt 

 (Schleifen-Kymographion ). 



Für die großen und trägen Exkursionen des (^)uecksilber-Manometers 

 haben sich Kymograidiien mit endlosen) Papier und Tintenschreibung gut 



