Methoden zur Bestimmung des Blutdrucks. X31 



bestehen, verdanken wir den experimentellen Untersuchungen Ficks^), Hürthles-) 

 und neuerdings namentlich den eingehenden theoretisch-experimentellen 

 Arbeiten 0. Franks.") Frank kam bei seiner Analyse zu dem Resultat, daß 

 bei den schnellen Druckschwankungen des Kreislaufes neben einer ge- 

 nügenden Empfindlichkeit des Instrumentes vor allem eine hohe Zahl der 

 Eigenschwingungen für die Güte eines Manometers maßgebend ist. und 

 zwar aus folgenden Gründen: das Schädigende für die Druckregistrierung 

 sind die Trägheitskräfte des Manometersystems: sie sind abhängig von 

 der Größe der ..wirksamen Masse". Die.se Größe läßt sich — nach Frö72Ä; — 

 nun nicht nur berechnen, sondern auch experimentell messen durch Be- 

 stimmung der Schnelügkeit der Eigenschwingung: je größer die Zahl der 

 Schwingungen in der Zeiteinheit ist. desto kleiner ist die wirksame Masse, 

 desto kleiner die zur Geltung kommenden Trägheitski'äfte. um so genauer 

 folgt also das Manometer den zu messenden Druckschwankungen und um- 

 gekehrt kann man aus einer kleinen Schwingungszahl auf eine geringe 

 Güte des Manometers schließen. Die Verbesserungsbestrebungen Franks 

 gingen deshalb in erster Linie darauf hinaus, die wirksame Masse soweit 

 zu verkleinern, daß bei möglichst hoher Schxsingungszahl eine möglichst 

 geringe dynamische Entstellung der Kurve resultierte.*) 



Im folgenden soll der historischen Entwicklung gemäß zuerst das 

 Quecksilbermanometer und dann das Gummi- und Federmanometer l)e- 

 handelt werden, zuletzt sollen au KuiTenbildern, die gleichzeitig mit beiden 

 Manometern aufgenommen sind, die theoretisch entwickelten Leistungs- 

 differenzen auch experimentell veranschaulicht werden. 



Quecksilber- Manometer. 



Das älteste und auch heute noch gebräuchlichste Blutdruckmanometer 

 ist das Ludtvüjiiche Quecksilbermannmeter: es besteht aus einer r-förmig 

 gebogenen Bohre von U-5 cm Durchmesser, das zur Hälfte mit Hg gefüllt 



*) Fick, Ein neuer Wollenzeicbner. Ges. Schritten. III. S. 593 und 608. 1877. 



-) Uiirthh, Boiträirc zur Hämodynamik. PTlii;/n:<i Archiv. 43. S. :^99. 1888: 47. 

 S. 1. 189U; 49. S. 29. 1891: 55. S. 319" 1893. — Über die Loistuui,' des Tonoirraphen. 

 Ibid. 82. S. 015 1900. 



') O. Frank-, Kritik der ehistisclien Manometer. Zeitscbr. f. Bioloiiie. 44. S. 445. 

 1904. — Tliooiic des Kidboumanometers. Ibid. 45. S. 4(55. 1904. — I>er I'uls in den 

 Arterien. Iliid. 4(i. S. 441. 1905. — Statik der Mt-mbrunmauometer und der Lufttrans- 

 mission, llpid. 48. S. 489. 19ün. — Dynamik der Membranmanometer und der Lufttnuis- 

 mission. Ibid. 50. S. 309. 1908. 



') .\uf die cxpcrinirntcUcn und tiicoretischen Einwände, die neuerdiuirs viui 

 UiirtUlr und Sclu'ifvr (Hilrfhlr, Betrachtunjjen über die theoretischen und praktischen 

 Bestribiuitren, Instrumente zur Ke^'istricrunir der im Kreislauf auftreteiulen Druck- 

 schwaniumgcn herzusttllen etc.; l'ßihjirs Arcliiv. 137. S. 145 ff. ; Ct. Schtihr, Kritische 

 Itandf^lossen zu den theoretischen IJntersiu'hunKen von (>. Frank- über M;inometer. 

 Ibid. 137. S. 250, 1*.I10) goj,'en dio /•'/■«/»A-scIie Theorie eriioben worden sind, haben wir hier 

 Ui'ine Vcranlassnu!.' einzm/idien, da ilire .VussetzuiiLri'U sicli auf Interschifde der tiuti" 

 (h'T Maniuiietcr lie/irlicn, dir filr (bis praktische Ih-dUrfnis nicht nulir \n Hctniciit 

 KuuMMcn, filr welches diese Zeihui tfcschrieben sind. 



ij* 



