132 



E. Roh de. 



Fig. 70. 



ist. Der eine Schenkel des Rohres ist mit Flüssigkeit uefiillt und durch 

 eine starre Röhre (Bleirohr) lufthlasenfrei mit der Arterienkanüle des Ver- 

 suchstieres verbunden. Die andere Manometerröhre ist offen: auf der Hir- 

 Kuppe dieser Seite sitzt ein ..Schwimmer' (s/ aus Stahl oder Aluminium, der 

 durch einen übergezogenen Gummischlauch am Einsinken in das Quecksilber 

 gehindert wird und allen Schwankungen des Quecksilbers folgt. Dieser 

 Schwimmer schreil)t mit einer am oberen Ende i^efindlichen Spitze die 

 Schwankungen der Hg-Säule auf berulites Papier oder mittels einer Tinten- 

 feder auf weißes Papier; durch einen heralihängenden, leicht beschwerten 



Faden wird der Schreiber an das Kymographion 

 angedrückt, l'm die Verbindung zwischen Arterie 

 und Manometer herzustellen, füllt man zunächst 

 mit einer Spritze, die durch einen Dreiweghahn 

 einerseits mit dem Manometer, andrerseits mit dem 

 Bleirohr in Verbindung steht, letzteres luftfrei mit 

 gerinnungshemmender Flüssigkeit; dann setzt man 

 das Manometer unter einen gewissen Überdruck, 

 der etwas geringer sein soll als der zu erwartende 

 mittlere Blutdruck, verbindet Bleirohr und Arterien- 

 kanüle durch einen kurzen Gummischlauch und 

 öffnet zuletzt den Hahn zwischen Manometer und 

 Bleirohr. 



Um nach einem Experiment die Blutdruck- 

 höhen zu messen, löst man die Kanüle aus der 

 Arterie und schreibt nun die Abszissenlinie auf; von 

 dieser Null-Linie aus läßt sich die Höhe des Blut- 

 drucks ohne weiteres mit Zirkel und Maßstab durch 

 Verdoppelung der erhaltenen Werte bestimmen. Zur 

 , nA-jjfti Auszählung der Pulszahl trägt man aus der Zeit- 



^SSf Z Schreibung die Strecke für 10 — ;»0 Sekunden in die 



l'iilskurve ein und zählt mehrere solcher Strecken 

 durch. 



Nach den obigen Auseinandersetzungen kann 

 das Quecksilbermanometer nur als ein Instrument 

 sehr geringer Güte betrachtet werden, weil es wegen 

 seiner großen wirksamen Masse eine außerordentlich kleine Schwingungs- 

 zahl hat (ca. Imal in 1 Sekunde); und doch kann man ihm wegen der 

 Be(|Uemlichkeit der Handhabung die Brauchbarkeit nicht absjjrechen. aller- 

 dings untor der \'oranssetzung, daß man sich über die Beschränkung .seiner 

 Leistungsfähigkeit klar bleibt. 



Die Folge nänüich der erwähnten langsamen Schwingungen, d.h. der 

 großen Trägheit der wirksamen Masse muß die sein, daß alle schnellen 

 Druckschwankungen, besonders die der einzelnen Pulse, unrichtig wieder- 

 gegeben werden, untl zwar mj'ist zu klein, daß langsamere Druckschwan- 

 kungen, al.so z. B. die .\tenischwankungen oder Vaguspulse zwar richtiger. 



=* 



Registrierende (^necksilber- 

 inanometer. */j. 



