Methoden zur Bestimmung des Blutdrucks. 133 



aber oft noch durch Interferenz der Eigenschwingungen entstellt zu hoch 

 oder zu niedrig ausfallen können, so daß die resultierende Kurve nur als 

 eine angenähert richtige Wiedergabe des mittleren Blutdruckes 

 betrachtet werden darf. 



Aber auf die Messung dieses mittleren Blutdrucks kommt es ja bei 

 biochemischen Arbeiten hauptsächlich an, wenn von einer Substanz ein 

 Einfluß auf die Höhe des Blutdrucks festgestellt werden soll. 



Der für die praktische Verwendung nicht zu unterschätzende Vorteil 

 dieses Manometers ist der. daß seine Empfindlichkeit, wenn man für Rein- 

 heit des Quecksilbers sorgt, fast unverändert ^) bleibt, daß es keiner Aichung 

 bedarf, daß man vielmehr von der Abszissenlinie aus die Druckhöhe direkt 

 mit dem Zentimetermaß abmessen kann'-), endlich daß bei zwei über- 

 einander geschriebenen Kurven die Punkte gleicher Zeitmomente stets in 

 derselben Ordinate liegen. 



Die Leistungsfähigkeit des Quecksilbermanometers ist nach dem Ge- 

 sagten nur eine recht beschränkte, sie versagt ganz, wo schnellere Druck- 

 schwankungen aufgeschrieben werden sollen, so daß es nur zu einer An- 

 deutung der einzelnen Pulse kommt: aber auch bei langsameren Druck- 

 schwankungen können durch Interferenz beträchtUche Entstellungen selbst 

 des mittleren Blutdrucks entstehen. Schon Marey hat deshalb durch Dämp- 

 fung, d. h. durch Einschaltung eines Reibungswiderstandes an irgend einer 

 Stelle zwischen Arterie und ^Manometer eine Verbesserung des Hg-Mano- 

 meters versucht; in der Tat gelingt es durch vorsichtige Benutzung dieses 

 Hilfsmittels, die Wirkung der Eigenschwingung fast ganz zu beseitigen. 

 Die erhaltenen Kurven entsprechen nach der heutigen Anschauung ziem- 

 lich genau dem mittleren lilutdruck.^) Man bringt zu diesem Zwecke, z.B. 

 an der SchlauchverltiiHhing zwischen Arterienkanüle und \'erbin(lungsrohr, 

 eine Schraubklemnie an und zieht sie vorsichtig so weit an, daß die Atem- 

 schwankungen, fast verschwinden und die Pulsschwankungen noch eben 

 notiert werden. Zieht man die Schraube noch stärker an. so verschwinden 

 auch diese und die Notierung des mittleren Blutdrucks ist natürlich noch 

 etwas gcnauei'; doch dürfte dies kein Vorteil gegenüber dem Verlust der 

 Pulsaufzeiclmung sein. Vm\ Nachteil dieser Dämpfung macht sich ai»er l)ei 

 größenui Schwankiiiigen des mittleren Bbitdi'ucks gi>ltend: (iurcii die schmale 

 Dil mpf Imgsöffnung gleicht sich nämlich der Druck durch Flüssigkeitsver- 

 schiebung nur so langsam aus, daß die Kurve zeitlich immer etwas hinter 

 der wählen Driickschwankmig zurückbleiben mitl die wahre (iröße einer 

 Schwankung um so kleiner angeben wird, je schneller diese zur Norm 

 zurückkehrt (vgl. Kurve Hl, S. 13^(). 



') lli)r/lilr, Surlis und Itiniiaiui, \'(>rfjleicli des niittlcriMi Hhittlrui'ks in Karotis 

 lind Kiuriilis. l'Jlih/ns Archiv. CX. S. 421. l'.IOf). 



'") Nafilriich unter Ncrdopphinff drr crhaittMicii Wciti' 



") Frank-, Inc. eil. r. hrirs, V\n'v die |{t>s(imnuinj( dos Mittiddrurks ilurdi das 

 (k>ui'cksilh('rniaii()Miflci. Du liiiis-liii/inoiit/s .\rchi\ f. IMivsi.d. 1S78. S. 4Ii). 



