Methoden zur Bestimmung des Blutdrucks. 1 35 



gesetzt. Gegenüber dem Quecksilbermanometer bedeuteten diese Instru- 

 mente einen großen Fortschritt ; konnte man doch mit ihnen die großen 

 Druckschwankungen feststellen, die durch jede Herzkontraktion im Gefäß- 

 system hervorgerufen werden, den sogenannten Pulsdruck, den man nach den 

 Erfahrungen am Hg-^Ianometer nur für relativ unbedeutend gehalten hatte. 



Neuerdings sind nun diese Yerbesserungsbestrebungen weiterhin ganz 

 bedeutend gefördert worden durch die Ai'beiten Franks. Zur weiteren Ver- 

 ringerung der wirksamen Masse setzte er im optischen Manometer i) an 

 Stehe der Hebelschreibung eine Spiegelvorrichtung, welche die Exkursionen 

 einer Gummimembran durch Ablenkung eines Lichtstrahls photographisch 

 zu registrieren erlaubt. Da diese Spiegelschreibung als fast masselos zu 

 betrachten ist und auch eine weitere Verkleinerung der wirksamen Masse 

 durch geeignetere Konstruktion der Röhren und der Manometerkapsel erzielt 

 wurde, so konnte eine Schwingungszahl des Instrumentes von 180 Sek. 

 erreicht werden ; mit einer so geringen Trägheit dürfte dies Manometer 

 allen Druckschwankuns-en des Kreislaufes irerecht werden : seine Güte ist 

 etwa ISOOmal größer als die des Hs-Manometers. 



Vorzügliche Resultate scheinen auch Bayliss und StarHng-) mit der 

 Photographie der Volumschwankungen einer kleinen in einer Glaskapillare 

 eingeschlossenen Luftblase gehabt zu haben: die Kapillare ist auf der einen 

 Seite geschlossen, auf der anderen Seite mit der Arterie durch wasser- 

 gefüllte Röhren verbunden. 



Die Benutzung dieser letzteren Modelle ist jedoch zu umständlich, als 

 daß sie für den praktischen (Gebrauch in Betracht käme: unter Verzicht auf 

 eine solche extreme Güte hat deshalb Frank neuerdings ein Federmano- 

 meter ») konstruiert, dessen Schwingungszahl 50/Sek. beträgt und das bei 

 einer Empfindlichkeit von 1 cnt Hebelausschlag pro 100 nun Hg-Druck 

 noch immer öOOmal besser ist als das Quecksilbermanometer. Es hat prak- 

 tisch den großen Vorteil der Hebelschreibung auf berußtem Papier, so daß 

 seine Handhabung eine relativ sehr einfache ist. Seine Güte reicht, wie Ver- 

 gleiche mit dem weit besseren optischen ^Linometer ergeben haben, durchaus 

 hin , um die Pulsschwankungen mit genügender Treue aufzuzeichnen. Als 

 Typus eines elastischen Manometers sei es hier ausführlicher besprochen. 



In der Konstruktion schließt es sich an das von .1. Fick*) (ISTT) 

 angegebene, von Härthlr'>) modifizierte Federmanometer an, seine einzelnen 

 Teih^ sind jedoch auf (iniiid der theoretischen fberlegungen \o\\ Frank 

 so gebaut, daß wohl eine füi^ diese Konstruktion maximale (iüte erreiciit ist. 

 Die Audi'diinng ist folgende (vergl. Fig. TlM: Von der Arterie führt eine 

 Metallkaiiüle, die durch einen Hahn verschließbar ist . vermittelst eines fest 

 auschruuljbaren Metallkonns an eine i:'> mi weite, winklig gebogene (Uas- 



M Fninh, lüii neues Si)it';,M'lm:iiioiui'ti'r von liöchstor (iiltc Zoitsclir. f. Hinl. r»,"l. 

 540, l'.dU. 



") Jiaifliss i\u{\ Stiirliiii/, liitcmai. Mtmatssclir. f. Aiiat. u. IMiNsiol, 11. S. 4'J1>. 

 ') Fnink- iiinl l'i/fif, \''ah iitiifs i'"iilcrnianoiiiotor. Zi'itsflir. f. Miol. r>4 r.MO. 

 *) Inc. cit. 

 •'■) K.mirlhlc, Bi-itiJiKr zur Hämodynamik. I'ßn,ins \\A\\\. 4.'l. S 3UU. 1S88. 



