136 



E. Rohde. 



röhre, an deren Ende sich die Manomoterkapsel befindet: ihre 09 ny/ weite 

 Öffnung ist von einer Giininiiniembran mittlerer Spannunir verschlossen; 

 die Rühre selbst ist luftfrei mit ausizckochtem Wasser gefüllt. Auf der 

 Gummimembran liegt von außen eine l'elotte auf. die durch eine Stahl- 

 feder fest angedrückt wird: die Feder ist an ihrem anderen Ende festge- 

 klemmt und kann durch eine Schraube (a) in ihrer Spannung verändert 

 werden. Die Uewegungen der Feder werden durch einen kleinen besonders 

 konstruierten Schreii)hebel auf berußtes Papier aufgeschrieben. 



Die Druckschwankungen im Arterienrohr pflanzen sich also durch 

 die inkompressible Flüssigkeit fort und bewirken durch geringfügige Ver- 

 schiebung der Flüssigkeit (pro 100 mm Hg = 0*6 mm^) eine Ausbuchtung der 

 Gummimembran und damit eine geringe Durchbiegung der Feder, deren 

 Wert von dem Hei)el aufgeschrieben wird ; man gibt der F'eder von An- 

 fang an eine solche Spannung, daß der Ausschlag des Hebels für 

 100)/^^/^ Hg=: 1 cm ist. Die elastische Gegenkraft wird bei dieser Konstruktion 



im wesentlichen (bis 

 90"/o) durch die Fe- 

 der geleistet , nur 

 zum geringen Teil 

 von der (iummimem- 

 bran. die hauptsäch- 

 lich abdichtende 

 Funktion hat. Vor 

 dem einfachen Gum- 

 mimanometer (Tono- 

 graph. Hiirthle 1888) 

 hat dieses Federma- 

 nometer deshalb den 

 Vorzuü der gleich- 

 mäliigen Empfind- 

 lichkeit, so dal) man 

 nicht gezwungen ist, vor und nach jedem Versuch eine Aichung vorzunehmen. 

 Die Aichung des Instrumentes geschieht so. daß man zunächst die 

 Abszisse feststellt durch Lösen der Arterienkanüle: dann verbindet man 

 diese Kanüle mit einem Gummischlauch, der sich gabelnd zu einem gra- 

 duierten Hg-Manometer und einer genügend großen luftdichten Spritze 

 oder einem mit Luft gefüllten (iummiballon führt. Durch Eiiijjressen von 

 Luft erhöht man sukzessive den Diiick und markiert die llel)elstellung i)ei 

 verschiedenen Drucken. Ist die Empfindlichkeit des Federmanometers rich- 

 tig eingestellt, so entspricht 1 lum Höhe= 10 />/>y/ Hg-Druck. 



Daß für den praktischen Gebrauch den Vorteilen einer genauen Re- 

 gistrierung Nachteile einer gewissen Umständlichkeit der Handhabung 

 gegenüber stehen, kann nicht weiter wundernehmen, (ianz besonders 

 peinlich ist auf die Fernhaltung von Luftblasen Wert zu legen: sie setzen 

 die Güte des Manometers stark herab. 



Kopf des Federmanometers (nach Frnnk uud Petter). 



