Methoden zur Bestimmung des Blutdrucks. 137 



Die Beurteilung der Druckschwankungen auf den Kurven ist ferner- 

 hin nicht so leicht wie bei denen des Hg-Manometers , da kleine Druck- 

 differenzen wesen des geringen Ausmaßes nicht so sinnfällis' hervortreten. 

 Zur genauen Ausmessung der Kurven wird man eines Kurven analysa- 

 tors-) nicht entbehren können: es ist dies ein pultförmiger Apparat, auf 

 dem die Kurve befestigt wird. An ihm sind bewegüch zwei ^laßstäbe an- 

 gebracht, die mit einer Lupe und Schrauben scharf auf die Kurve eingestellt 

 werden : auf diese Weise können alle Dimensionen genau ausgemessen werden. 



Zum Schlüsse seien zum Vergleich der Leistungsfähigkeit des Queck- 

 silber- und Federmanometers noch einige Kurven besprochen, die mit 

 beiden Instrumenten gleichzeitig geschrieben sind; besser als Worte werden 

 diese Bilder die wesenthchsten Unterschiede ihrer Güte zeigen können. 



Die Kurven sind in der Weise gewonnen, daß die Karotis eines 

 Kaninchens (Urethannarkose) durch eine T-förmige Arterienkanüle einerseits 

 mit einem Hg-Manometer. andererseits mit einem Franlschen Federmano- 

 meter verbunden wurde und die Schreiber beider Instrumente möglichst 

 genau übereinander an ein Kvmographion angelegt Murden ; beide Mano- 

 meter schreiben also von derselben ..Verkoppelungsstelle". Alle Kurven 

 sind von links nach rechts zu lesen; Zeit in ^/g Sekunde. 



Fig. 73. 



AAA/""'^ 



ll lll l ll llllllll ll llllllllllllllllllllMlllillllllillllllllll[luuillilllllllllllilliii.iliiiiiiiii.,iuiiniiiiiiiiii iiiiinii.iiiiiiiniiii,i..,iii 1 1.1. IUI. 1.11,1, ■>.,,. .11, 1.I..I 



Kurve I (Fiir.73). Normale Blutdruckkurve: Hg- Mauünioter (üben): n — un. 

 gedämpft, <; = gedämpft, c = ausgesclialtet. Die großen Schwankungen des ungedämpften 

 Manometers rüliren von der Atcmrliytliniik her; auf sie setzen sich die kleinen, oft 

 schlecht erkennliareu Pulssdiwanivungen. Nach der Dämpfung verschwinden die .\tem- 

 schwankiuigen fast ganz. Audi die Pulse sind beträclitlich kh-incr. treten al>er nodi deut 

 lidi und gleiciimäüig hervor. 



Fe derman ometer (unten): I>ie Druckschwankung liei jedem einzelnen Pulse 

 (Pulsdruck) ist als etwa 20— 30nuil grolier aufgezeichnet als durch ilas llg-Manometer 

 (II ;/(/;/ dieser Kurve = ca. 100 mm der Hg Kurve); audi die Form der einzelnen Druck- 

 flcliwankung ist deutlich zu erketuieii I)ie .\temschwankunu'en der Kurve erscheinen nach 

 Dämpfung und Ausschaltung des llir-.Manometers (// und c) groücr als wiihreiul der un- 

 gedämpften Schwingungen (a), und zwar wegen der Ausschaltung der Uückwirkung von 

 Kigensdnvintruuifen des (^)uecksilhers auf die Blutdruckwcllen an der Verkoppelungsstelle. 



Kurve II (Flu'. 74). Heizung des rechten Nairus mit InduktionsstiHun (X)\ 

 ohen: u n ge da ui p f I es ((»uecksilliermanometer ; luiteu: Fedcrm;inometer. 



') JaijHif , StiMÜiii iii)er graphische /citrcgistrierung. Zeitschr. f. Und. IS'.IU. 

 X.WII! S. 35. 



