138 



E. Roh de. Methoileu zur BcstimmiiHfr des Blutdrucks. 



Aus dem ^'crgleich der Va?uspulsc oben und unten geht klar herv-or, daß die 

 Form des einzelnen Pulses beim Ilg-Manometer nicht durch den wahren Druckablauf, 



Fig. 74. 



/\/ 





^^r^'^ 



■V^v\ 



r \ 



..-v^ 



■v.W^-^^ 



■^^Xv-v/VA/^ 



rV 



MU\\pu)ps»K)fmHH^^ 



*m\ti»m«i\i^^ 



I f >""]'^^\ piip„iimi||ninniLnii-i,,iiiilh;illlllnilLll[n...i.illllUUllimilimilllilllllllllllllirillllllllllllllllUiniillMllllllllllinlllllllll 



sondern im wcsontlichen durch die Trägheit der Eigenschwingung des Instrumentes und 

 die Schnelligkeit der Pulsfolge bestimmt wird. Der Puls erscheint verhältnisniälüg groß 

 und zu breit bei langsamer Schlagfolge, zu klein bei schneller. Die Größe der maximalen 

 Druckschwankung ist durch das Hg-Manometer ziemlich richtig wiedergegeben. 



Fig. 75. 



J^W'N>mMWWM#,N\W#W^f 



^4>*' 



»N\\WK#WJW<<^**"**''''''**'''**'*^^^ 



I m m ijj-Lu 1 1 1 1 1 1 , IL [ 1 1 1 m m I m 1 1 n ll 



i-UlXLlXl I llilUllUllIXl \ LULU 



Kurve III (P"'ig. 75). Vagusreizung (X); iil)on: godii nipf tes Quecksilbermano- 

 metcr; unten: Federmanometer. Kleinen und langsamen Druckschwankungon folgt das ge- 

 dämpfte Ilg-Manomctor mit goni'igoiider Treue, bei großen Schwankungen dagegen bleibt 

 die Kurve infidgc der starken Hcibuiig in der engen Dämpfungsstelli' liintcr dem waluen 

 Druckablauf zurück: sie erreicht den tiefsten Piudvt später als das Federmanometer 

 und steigt langsamer an als dieses. Die Große der Blutdrucksch\\;inluiiig wird zu- 

 dem ganz falsch wiedergegeben: nach der Quecksillierkurve scheint sie nur ca.'/, des 

 Wertes zu betragen . den sie nach der Aufschreibung durch das I<"'edermanometer tat- 

 sächlicli erreicht hat. 



