1S4 E. Letsche. 



A ist die eben schon erwähnte Schale, auf deren Rand der Deckel U 

 gut auf*?eschlitfen ist; dieser Deckel trägt in der Mitte oben eine Öffnung 

 und einen Ansatz zur Befestigung eines Kautschukschlauchs, der in der 

 aus der Figur ersichtlichen Weise mit der Manonieterröhre A' in Verbindung 

 steht. Der Manonieterschenkel ^' ist in Kubikzentimeter geteilt; das Kaliber 

 der Röhre ist so eng. daß 1 cm^ eine Länge von 25 — '60 cm einnimmt; 

 jeder Teilstrich entspricht Vioo c^^'^'- "li^ Leichtigkeit kann man noch ' \ 

 dieser Teilung ai)sch;)tzen. Der Nullpunkt dieses Schenkels A' ist oben ein 

 Stück unterhalb des Hahns. Der Schenkel 7:^' des Manometers ist in Milli- 

 meter geteilt. Da Stickstoff in Wasser i) nur ganz wenig löslich ist, kann 

 man die Unterschiede der Gasvolumina bei gleichbleibendem Druck fest- 

 stellen. 



Die beiden Manometerröliren sind in einen doppelt durchbohrten 

 Stopfen eingelassen, der in ein Glasgefäß E\ dessen Form aus der Figur 

 ersichtlich ist, eingesetzt ist. Am unteren Ende von E' ist die Kautschuk- 

 kappe F' angebracht, über welcher sich eine Schraube mit Platte G' findet, 

 die gestattet . die Kautschukkapj)e stärker oder schwächer zusammenzu- 

 drücken und dadurch den Stand der Absperrflüssigkeit zu ändern. Ein 

 Teil der Manometerröhren, ferner E' und F' sind mit der Absperrflüssig- 

 keit vollkommen angefüllt, wobei sorgfältig darauf zu achten ist. daß nir- 

 gends Luftbläschen hängen bleiben. 



Die Eichung des Apparates geschieht am besten in der Weise, daß 

 man, wie bei einem A'ersuch, eine genau bekannte Menge Harnstoff zer- 

 setzt und feststellt, wieviel Kuliikzentimeter N geliefert werden: es ist dies 

 deshalb zweckmäßig, weil bei der Zersetzung von Harnstoff durch unter- 

 bromigsaure Salze bekanntlich nie 100% des N als solcher in Freiheit 

 gesetzt werden, sondern nur rund 927o- 



Die weitere Ausführung der Bestimmung gestaltet sich folgender- 

 maßen. Nachdem man den in A befindlichen lUickstand in 1 cm» 40%iger 

 Na OH gelöst und in die Lösung das Gefäß F mit etwa O'ö cm^ Brom- 

 lauge gestellt hat, setzt man den Deckel 7i, der schon vorher durch D mit 

 der Manometeiröhre veri)unden wurde , auf die Schale A und verbindet 

 beide durch passend geformte Federn; der Rand von J ist leicht eingefettet. 

 Man bringt dann den Apparat samt einem gleichgebauten und gleichgroßen 

 Kontrollapparat in »'in Wasserbad von konstanter Temperatur, schließt 

 dann den Hahn, liest das Volumen in A' und den Druck in B' ab und 

 läßt dann durch Umkippen von F die Reaktion eintreten. Ist die Reaktion 

 zu PiUde, so wird bei gleichem Druck in B\ wie vor dem ^'ersuch — dies 

 läßt sich leicht mit Hilfe der Schraube G' erreichen — das Volumen in A' 

 abgelesen und nach Maßgabe der Kalibrierung die Menge des Harnstoffes 

 bestimmt. 



Die Methode liefert recht gute Resultate. 



') Noch hesser ist eiiio gesättigte Lösung von Chromsäure als Ahsperr- 

 flüssigkeit. 



