Die Blutgerinnung. 243 



dunstuno- zuweilen eine erhebliche Rolle spielen kann, besonders bei stark 

 verlangsamter Gerinnung. Hinman und Sladen konnten in der Tat bei 

 Kontrollversuchen in der feuchten Kammer eine Verzögerung gegenüber 

 der gewöhnlichen Objektträgermethode feststellen. Indessen glauben sie. 

 daß dieser Fehler praktisch nur von geringer Bedeutung ist. 



Über Herstellung konstanter Temperaturbedingungen finden sich in 

 den bisherigen Mitteilungen keine Angaben. Falls man keine Möglichkeit 

 hat, bei konstanter Temperatur zu arbeiten, wird man auf absolute Werte ver- 

 zichten und immer Kontrollversuche an normalen Personen unter gleichen 

 Bedingungen ausführen. 



5. Methode von Bürker.'^) Ein Tropfen Blut wird in den Hohl- 

 schliff eines Objektträgers gebracht. Dessen obere Seite ist matt, der 

 ganze Objektträger quadratisch zugeschnitten. Er kommt auf einen 

 Konus von Kupferblech zu liegen, der in einem Hartgummiring steckt. 

 Der Hartgummiring ist soweit viereckig ausgesägt, daß das quadratische 

 Glasstück auf den Kupferkonus gelegt werden kann. Ein viereckiges Hart- 

 gummistück kann weiterhin so auf den Objektträger aufgelegt werden, daß 

 es ihn mit Ausnahme des Hohlschliffes selber zudeckt. Dort ist die kleine 

 Hartgummischeibe rund durchlocht. Über das ganze System kommt dann 

 noch ein Hartgummideckel mit Handgriff. 



Auf diese Weise ist das Glasstück oben und seithch von einem 

 schlechten Wärmeleiter umgeben, sitzt aber mit der Unterfläche dem guten 

 Wärmeleiter Kupfer auf. 



Der Kupferkonus taucht in Wasser ein. was dadurch erreicht wird, 

 daß die Hartgummischeibe auf den oberen Rand eines mit Wasser ge- 

 füllten . zylindrischen Gefäßes aus Messing aufgesetzt ist. Der obere Rand 

 des Gefäßes paßt in eine Rinne auf der Unterfläche der Hartgummi- 

 scheibe. Letztere kann mit Hilfe des Griffes um eine vertikale Achse ge- 

 dreht werden. Bei der Drehung rühren einige unten an der Gummischeibe 

 befestigte Schaufeln das Wasser um. 



Das auf drei Füßen ruhende, mit einem Hahn und einer Steigröhre 

 versehene Messinggefäß ist also nach oben durch die Hartgumniischeibe 

 und seitlich durcli eine ringsum befestigte Filzplatte vor nicht gewünschter 

 Wärmeab- und - Zufuhr gescliiitzt. Das Gefäß kann von unten her mit 

 Hilfe einer kleinen Gasflamme erwärmt und dudurcli das \Vasser samt 

 Kupferkoniis und (ilasstück genau auf derselben Temperatur erhalten 

 werden. Kin 'i'liermometer. durch eine Bohrung der Hartgumniischeibe 

 durchgesteckt, mißt die Tempei-atur des Wassers. 



So ist dafür Sorge j^etragen, daß das im Ilohlschliff des (ilasstückes 

 befindliche Uhit möglichst genau die Temperatur des Wassers annimmt. 



Ausführung eines N'ersnches: Wasser wird zunächst im /\lin- 

 drischen (iefäß auf 2')" gebracht und mit Hilfe eines kltMuen leüuHerharen 



') lUirliir, K'\u \\)\)Ma{ /.nv iMiiiilthiui; der (it'rimiimcs/i'it. I'flili/irs Aivli. 

 Btl. 118. S. 4h2 (lllOTl. 



1(5* 



