244 1^ Morawitz. 



(iasbrenners auf dieser Temperatur erhalten. Die Wassermenge hetriii^t 

 zirlva 1 Liter. Dann wird das (üasstüek, besonders der Hohlschliff, mit 

 Wasser ausgespült und mit einem feinen leinenen Tuche, das schon öfter ge- 

 waschen wurde, mit Äther- Alkohol abgerieben und getrocknet. Etwaige 

 Stäubchen und Fäserchen, die noch zurückgeblieben sind, l)esoitigt man 

 mit einem feinsten Haarpinsel. 



Darauf kommt in die Mitte des Hohlschliffes ein Tropfen au.sge- 

 kochten . destillierten Wassers. Dieses befindet sich in einer lUirette, die 

 mit der Mariofteschen Anordnung für konstanten Ausflub versehen ist. 

 Der Druck, unter dem das Wasser austritt, beträgt 10 rm Wassersäule. 

 Zur Fernhaltung von CO, ist ein Natronkalkröhrchen vorgelegt. 



Glasstück + Wassertropfen wird dann auf den erwärmten Ku])fer- 

 konus gelegt und einige Zeit gewartet, bis es die gewünschte Temperatur 

 angenommen hat. 



Dann wird mit Hilfe der Franckeschen Nadel ein Dlutstropfen aus 

 der Fingerbeere entnommen und in den vorgewärmten Wassertropfen 

 fallen gelassen. Sofort setzt man den Deckel wieder auf und bringt ein 

 zeitmessendes Instrument in Gang. 



Nunmehr reinigt man die Spitze eines fein ausgezogenen (^ilasstabes. 

 Der zirka 05 cw dicke Stab ist 18cm lang und von 13 — IS cm zu einem 

 feinen (Jlasfaden ausgezogen, der an der Spitze zirka 0"2 — 0)) mm dick 

 ist. Um ihn an der Spitze abzurunden, wird er einen Augenblick in eine 

 leuchtende (iasflamme gehalten. Man muß stets eine Reihe solcher Glas- 

 stäbe vorrätig halten. Die Reinigung geschieht durch Kintauchen in 

 Äther-Alkohol, dann wird der Glasstab vorsichtig mit dem Leinentuch 

 getrocknet. 



Nach der ersten V2 Minute des Versuches dreht man die Hart- 

 gummischeibe mit Hilfe des Handgriffes um 90", hebt den Deckel ab, 

 geht mit dem Glasstab in die Mitte des Rlutwassertropfens und beschreibt 

 bis zur Peripherie des Tropfens fünf Spiraltouren, um Blut und Wasser 

 zu mischen, ohne aber die Basis des Blutwassertropfeus zu vergrößern. 

 Darauf wird der Deckel wieder aufgesetzt, der (ilasfaden von anhaftenden 

 Spuren Blut und Wasser gereinigt. 



Nach der zweiten ' o Minute wird wieder gedreht lum !tO") und mit 

 der Spitze des Glasfadens in einem Durchmesser dini-hgefahren oder ent- 

 lang eines Halbkreises und so fort, alle ' .. Minute, bis man den ersten 

 Fibrinfaden ziehen kann. Die Bestimmungen sind bis auf ' ... Minute genau. 



Auf thermoelektrischem Wege bestimmte Bilrker die Differenz 

 zwischen Temperatni' dos Wassers und d<'s Troitfeiis als sehr gering, 

 zirka Of)'». 



Die Bürkfirsche Methode ist in den letzten .Jahren am Krankenbette 

 viel verwendet worden. Die Resultate sollen bei grölierer Tbung zuver- 

 lässig sein. 



(Der Apparat ist bei rnivcrsität.s-Mechaniker Alhrcrht-'Vnhiwj^o.n zu 



haben.) 



