Die Blutgerinnung. 



245 



Fig. 85. 



D 



5C 



^^ 



M 



c 



^ 



6. Methode von Brodle und Bussel. ') Diese Methode enthält 

 ein neues , originelles Prinzip : Ein Blutstropfen \\1rd in einer feuchten 

 Kammer durch einen tangential gerichteten Luftstrom in Bewegung ge- 

 setzt und diese Bewegung durch das Mikroskop bei schwacher Vergrößerung 

 beobachtet. Ist das Blut geronnen, so hört die Bewegung auf. 



Im einzelnen sieht man dabei Folgendes : Im Beginn des Versuches 

 geniigen sehr schwache Luftstöße schon, den Tropfen in rotierende tJe- 

 wegung zu setzen. Die Blutkörperchen bewegen sich einzeln, ohne Häufchen 

 zu bilden. Allmählich fangen sie an zu verklumpen, wobei hellere Zwischen- 

 räume auftreten. Sehr bald hört dann jede stärkere Beweglichkeit auf. Die 

 Blutzellen geben zwar einem Luftstrom noch ein wenig nach, federn aber 

 sofort in ihre alte Lage zurück. Dieser Zeitpunkt, in dem also der Bluts- 

 tropfen zwar noch durch den Luftstrom ein wenig von der Peripherie nach dem 

 Zentrum hin zusammengedrückt werden 

 kann, seine Form aber sofort wieder an- 

 nimmt und alle sonstigen Bewegungen 

 zirkulärer Art im Tropfen aufgehört 

 hal)en, ist der Augenblick der Gerinnung. 

 Der Zeitpunkt ist nach einiger Übung 

 ziemlich leicht zu bestimmen. 



Das zur Ausführung der Methode 

 von Brodle und Rüssel angegebene In- 

 strument besteht aus einer runden. 



■ 1 ^ 11 I .1 \ • j. Schema des ßroi/if-i/ijsse/schen Koapulometers im 



Zirka 1 cm hohen und O cm breiten ynerschnitt. JlodUikation von Bü,jgs. »Xach Soggs.) 



Luftkammer A. die nach unten durch 



eine (TJasplatte, nach oben durch einen leicht ai)nehmbart,'n. ebenfalls mit 



Glaseiiilage versehenen Metalldeckel D-E abgeschlossen wird (Fig. 85). 



Die seitlichen Wände bestehen bei dem ursprünglichen Apparat aus 

 einem Metallhohlring, in dem beliebig temperiertes Wasser zirkulieren 

 kann. Ein Ein- und ein Ausflußrohr dienen der Wasserziikulation. Außer- 

 dem ist in den (lurchi)rochenen Deckel I)-E ein Glaskonus B eingelassen, 

 des.sen abgestumpftes unteres Ende zur Aufnahme des Blutstroi)fens dient. 

 Die seitliche Wand der Kammer ist nun weiterhin noch von dem Bohre C 

 durchsetzt. Dieses steht nach außen mit einem kleinen (iebläso in \er- 

 bindung und ist an seiner Einmündung in die Kammer zu einer feinen 

 Spitze ausgezogen, die so angeordnet ist, daß bei geschlossener Kammer 

 der durch <' eintretende Luftstrom gerade die Oberfläche des Konus B 

 tangential ßeiiiliit. Die cingehlasciie Luft entweicht durch cii\e oder zwei 

 kleine < )lt'nuiigen , die man beliebig anbringen kann. 



liojlfis '-) hat den lirodi(-l\ussihv\w\\ Api)arat durch Fortlassen desWas.^er- 

 mantels vereinfacht. (Zu ße/iehen durch Fniv. -Mechaniker .•l//>rr(7//-'rübinu:en.) 



') hnitlir 1111(1 liiissil , 'l'lii' ilrtcriiiiniitiim <if tlit> CDatriilation nf Mooil. .Inutii nl 

 rinsiol. .\\I. p. M)\\ (IKIIT) 



-) Ho(/</.s- , Sdiiii' clinical as|iffts cit lilnod (•(lav'iilatiun. Iiiti-niat. «'liiiir^; \ Hl 1, 

 tStii Sciirs (r.KIT), S. A. 



