248 P- Morawitz. 



diesen Bedinoungen lö — 20'. Kino Differenz von 20% kann noch in den 

 Bereich der Fehler fallen. Nur gröliere Differenzen dürfen berücksichtiiit 

 werden. 



Fehlenjuellon sind: 1. Der wechselnde Hasgehalt des Blutes. Es muli 

 sich das hei starker Stauung besonders bemerkbar machen. Blut, das viel 

 CO2 enthiUt, gerinnt langsamer. 2. Ungenügende Cbereinstimmung beim 

 Verfahren zur Kontrolle der (lerinnung. In dem einen Falle wird das 

 Wiegegläschen samt Inhalt stärker bewegt als in dem anderen. :\. l'ngleich- 

 mäl'iige Bestimmung des Endpunktes der Gerinnung. Diese zieht sich über 

 eine Zeit von mehreren Minuten hin. Man muß also daher durchaus einen 

 bestimmten Punkt als Endpunkt fixieren. Am meisten schien mir hierfür 

 das Erstarren der Oberfläche des Blutes geeignet zu sein. 



Die Methode soll möglichst in Kombination mit einer der anderen 

 angewendet werden, die nur kleine lilutniengen erfordert. Findet man mit 

 beiden Verfahren Gerinnungsänderungen im gleichen Sinne . so ist damit 

 Gewähr für die Richtigkeit der Beobachtung gegeben. 



8. Methode von Buckmaster. '^) Ein Blutstropfen wird in einer 

 Drahtschlinge aufgefangen und in einer feuchten Kammer bei beliebiger 

 Temperatur lieobachtet. Von Zeit zu Zeit wird die Drahtschlinge um ihre 

 Achse gedreht. Man kann dann leicht mit einer Linse das Hinabsinken 

 der roten Blutkörperchen im Tropfen beobachten. Es geschieht ziemlich 

 schnell. Gerinnung ist dann eingetreten, wenn sich so viel Fibrin gebildet 

 hat, dal) die Blutkörperchen bei Drehung der Schlinge nicht mehr schnell 

 nach unten sinken. 



Die Vorteile dieser Versuchsanordnung sind nach Buckmaster folgende: 

 1. Die Einfachheit der Methode; 2. die geringen Blutmengen, die man braucht: 

 H. der Kontakt mit Fremdkörpern ist auf das geringste Maß beschränkt: 

 4. das Blut wird nicht geschüttelt oder umgerührt: 5. die Bestimmung 

 des Endpunktes ist scharf und bis auf zirka V2 Minute genau. Als Durch- 

 schnittszeiten für menschliches Blut gibt Buckmnsfcr folgenrle Werte an: 



20" C 8' 45", 



;u°c ry 40", 



^J8« c y>' öii", 



HO" (' 2' :)()". 



Wichtig für die Ausführung des Versuches ist vor allem gleiclimältige (Je- 

 stalt und (iröße der Tlatinöse. respektive Drahtschlinge. Natürlich muß sie 

 vor beginn des Versuches sorgfiiltig gereinigt und getrocknet werden. Für 

 die P>lutentnahme selbst kommen die auch sonst üblichen Kautelen in Be- 

 tracht. Der Apparat läßt sich leicht improvisieren: Man nimmt einen 

 schmalen, rechteckigen liolzkasten. der an seinen beiden Längswänden 

 Fenster hat. Die I'latiuöse wird mittelst ihres Stieles so durch eine Öffnung 



') Buckinaslir, Model of a iicw form ot (•oagiilonietcr. 7. intpinationalor Pliysio- 

 logoiikoügrcii. Utidcllicrg 1907. 



