i>ie Blutgerinuuiig. 249 



in einer der Schmalseiten des Kastens durchgesteckt, daß die Blutstropfen 

 gerade zwischen den beiden Glasscheiben erscheint. Die Distanz zwischen 

 Glasscheibe und Drahtschlinge muß so gewählt sein . daß man den Tropfen 

 von außen mit einer guten Stativlupe genau einstellen kann. Auch die Um- 

 drehung der Drahtschlinge kann von außen mit Hilfe des Stieles besorgt 

 werden. Zur Herstellung konstanter Temperatur und einer feuchten Atmo- 

 sphäre dient eine kleine Wasserwanne am Boden des Apparates. Der 

 Deckel wird von einem Thermometer durchsetzt. 



Eigene Erfahrungen mit dieser Methode besitze ich nicht. 



9. Der Koaguloviskosimeter von Kottmann.^) Neu und originell 

 ist der Weg, den Koitmann kürzlich mit der Konstruktion des Koagulovis- 

 kosimeters beschrieben hat. Sein Prinzip ist folgendes: Läßt man ein mit 

 Flüssigkeit gefülltes Gefäß um eine senkrechte Achse rotieren, so werden 

 die der Gefäßwand benachbarten, periphersten Flüssigkeitsschichten in die- 

 selbe Rotation geraten. In Abhängigkeit von dem Viskositätsgrade der 

 Flüssigkeit übertriiat sich die Rotation in nach dem Zentrum abnehmender 

 Weise auch auf die anderen Schichten. Ein genau in die Mitte der Flüssig- 

 keit eintauchendes Schäufelchen. das nicht direkt mit in Rotation versetzt 

 wird, muß also, falls es beweglich angebracht ist, eine Ablenkung erfahren. 

 Diese ist um so stärker, je schneller das mit Flüssigkeit gefüllte Gefäß 

 rotiert und je viskoser die Flüssigkeit ist. Da nun Blut während der Ge- 

 rinnung durch Ausscheidung des Fibrins seine Viskosität ändert, seil, 

 viskoser wird, muß sich der Gerinnungseintritt durch eine stärkere Ab- 

 lenkung des Schäufelchens dokumentieren. Durch eine geeignete \'orrichtung 

 wird verhindert, daß die Schaufel selbst in rotierende Bewegungen gerät. 



Die genauere Beschreibung des Apparates ist an der Hand der neben- 

 stehenden Zeichnungen (Fig. 80. 1—6) verständlich. ..Das Nickelgefäß .4 mit 

 dem inneren Durchmesser von lau wird, nachdem es mit der zu unter- 

 suchenden Flüssigkeit gefüllt ist, mit einer vertikalen Metallhülse /; wasser- 

 dicht verbunden, damit es während der Tutersuchung in ein Wasserbad 

 mit konstanter Temperatur getaucht werden kann. Die vertikale Hülse B 

 wird, wie in Fig. 1 und ö ersichtlich, auf ein inneri's .Metallrohr geschoben, 

 das durch einen uhrwerkartigen Motor in rotierende Bewegung V(>rsetzt 

 wird. Dadurch überträgt sich die gleiche Rotation auch auf die .Metall- 

 hülse /)' und durch diese auf das Gefäß mit der rntersuchungsllüssigkeit 

 (Blut, .Milch, Fihrinogenliisung). Das Gefäß mit Flüssigkeit macht also eine 

 konstante Tourenzahl pro Minute. 



Für Bestimmungen des lüiagiilationsverlautes von BInt erwies sich 

 eine Tourenzahl von 12 — IT) pro Minute am günstigsten, liidt man in allen 

 Versuchen die gleiche Tonrenzahl ein. so erhiilt mau gut vergleichbai'e 

 Resultate. 



') Koltmtniu, Der Ktiaj^iiloviskosiiiioti-r mit spczicUiT Mcrücksii'l\li>;im;; soiiior 

 Idiiiis.lHMi VtTu.Mi<ll.aiK.-il rfc. /fitsrlii-. f. klin Mrl. IM UU. S Jl.'» mMOi 



