'Ji^O 1'. Moraw itz. 



Für die Gerinniinijsbestiininuno; des P>lutes genüfi:t ein Zeigerausschlag 

 bis 90", also eine nur einmalige Umdrehung der Schaufel vollständig. Bei 

 Viskositätshestimmungen anderer Flüssigkeiten läßt sich durch eine in der 

 Originalarheit näher beschriebene Vorrichtung durch Verschieben des 

 Flügels /' auch eine mehrfache Umdrehung des Zeigers möglich machen. 

 An Stelle des Schäufelchens kann man auch einen Zylinderansatz an die 

 Achse D anbringen. Dadurch gestalten sich die Ausschläge grölier, die 

 Gerinnungszeit wird abgekürzt und die Methode noch weiter verfeinert. 



Das Blut wird durch Venaepunctio entnommen. Es soll nicht erst 

 mit einer Spritze aspiriert werden, sondern direkt aus der Vene durch 

 einen kleinen Metallansatz in das Nickelgefäü Ä eintreten. Für Temperatur- 

 konstanz ist durch Versenkung des Nickelgefäßes in ein Wasserbad gesorgt, 

 das sich in einer Thermosflasche befindet. Fig. 1 gibt diese Verhältnisse 

 klar wieder. 



Die beiden nebenstehenden Kurven (Fig. 87) erläutern die mit dieser 

 Methode gewonnenen Resultate. Bei 20° ist die Gerinnung in etwa 20' 

 vollendet, der Beginn scheint etwas weniger konstant zu sein. Bei 40" ge- 

 rinnt das Blut schon in 6'. Für das Studium der Gerinnungsverhältnisse 

 Haemophiler und Kropf kranker hat sich der Apparat in den Händen Kotf- 

 manns bewährt. 



Von allen hier aufgeführten Methoden scheint die zuletzt erwähnte 

 den Vorzug zu verdienen. Eigene Erfahrungen stehen mir leider nicht zu 

 (iebote. l'berlegt man aber die mannigfaltigen Fehleriiuellen. denen die 

 meisten übrigen \'erfahrf^n unterworfen sind, so wird man die Vorteile 

 d('>^ Kotfniatui&chon .\pparates anerkennen. Einer ausgedehnteren Verwen- 

 dung stellt leider der hohe Preis (470 Frcs.) im Wege. (Der Apparat wird in 

 dem Sanitätsgeschäft M. Sehaercr, A.-G, Bern, Bubenbergplatz, hergestellt.) 



Viel gerühmt, besonders von klinischer Seite, wird auch die Biir/icrscho 

 Methode. Dnmerhin scheint sie mir viel mehr Fehlermöglichkeiten zu 

 bieten als der Koaguloviskosimeter. Für letzteren fällt ganz besonders die 

 Tatsache ins (Jewicht. daß keine größere Fbung erforderlich ist. da alle 

 Bewegungen durch maschinelle Kräfte besorgt werden. 



Endlich mag noch daraufhingewiesen werden, daß (juantitative Throm- 

 binbestimniungcn im Blutserum, wie sie z. B. von Binihnnm und (htcn^) 

 versucht worden sind, selbstverständlich nicht dasselbe bedeuten, wie die 

 direkte Bestimnning der Gerinnungszeit. Ich möchte diesen Tunkt nach- 

 drücklich hervorhei)en, da immer wieder Bestrebungen sich geltend machen, 

 beide Begriffe zu konfundicren und eine Methode der (Jerinnungsbestimmung 

 auf die Untersuchung des Fennentgehaltes im Blutserum zu gründen. Das 

 ist nicht zulässig; denn ein großer Teil des bei der (ierinnung gebildeten 

 Tlirombins wird mit den Fibringerinnseln entfernt, eine weitere, sehr 



') Birnbaum und Osten, l'nU'rsucliiinfrcn über die (jeriiiming des Blutes während 

 der Menstruation. Arch. f. Gvnäkol. Hd. 80. H. 2. S. .373 (IDO.'i). 



