Xaclitrag* zur Gefrierpiiiiktsbestimmuiig. 



(Vgl. Band I, S. 41)8.) 

 Von P. Koiia, Berlin. 



In neuerer Zeit sind einige Vorschläge in der Ausführung des kryo- 

 skopischen Verfahrens mit kleinen Fl üssigkeits mengen gemacht 

 worden. 



T. Kinoshit a ^) verfuhr dabei folgenderweise: Die Oberfläche des 

 Thermometerteils, der im Gefrierrohr steckt, wird mit Ausnahme des 

 Quecksilberbehälters mit Paraffin überzogen und dieser mit aschenfreiem 

 Filtrierpapier ganz dicht uiinvickelt. dieses wird mit gereinigten Baum- 

 wollfäden daran fest gebuuden. Dann wird das Thermometer in die zu 

 untersuchende Flüssigkeit gesteckt, um das Filtrierpapier damit zu tränken; 

 dieses bedeckt man mit Percha lamellata (Merck) und verbindet wieder fest 

 mit Fäden. Zuletzt wird das Thermometer in das Gefrierrohr gebracht, und 

 zwar ohne Anwendung von Umrühren und Impfen und zunächst mit Weg- 

 lassung der Luftmautelröhre. Beginnt hierauf das Thermometer rapid zu 

 fallen, so wendet man zum Schlüsse des Experiments die anfangs weg- 

 gelassene Luftmantelröhre wieder an und bestimmt dann den Gefrierpunkt. 

 Zur Untersuchung sind .•)-4, höchstens 5 cm^ Flüssigkeit nötig. Diese 

 Methode besitzt nach E. Burian und K. Dmcker piinzipielle Fehler, der 

 von dem Weglassen des Rührens herrührt. Bei fehlendem Rühren kann 

 es geschehen, daß die Erstarrungswärme selbst einen recht langsamen 

 Wärmeverlust nicht zu decken imstande ist. Weitere Unzukömmlichkeit 

 ist, dab die nicht gerührte Flüssigkeit in sich ungleich temiieriert ist. 

 Ferner ist die Methode keineswegs einfach und verlangt immer noch :> — Acm^ 

 Flüssiiikeit. 



Ik'reits im Jahre VM)?> haben (hujr und Bogdan-) bei der Gefrier- 

 punktsbestimmung nach Beckmann Vorrichtungen getroffen, die die An- 



') Tosnku K'nioshila, Ültcr ciuf MotlifiUatioii ilcs knoskopischon Vcrfaluoiis für 

 Uutersuclmiig kleiner Fliissi^'kcitsinenfron. liindieiii. Zeitsclir. 12. 39U (l'JU8). 

 ^) (iHijr »Ulli Bofiilau , .Idiirii. de clioin. l'liys. 1. 385 (1903). 



