Nachtrag zur Gefrierpunktsbestimmung. 329 



Wendung von nur 1 — 1-öcm'^ Flüssigkeit gestatten, indem sie ein Thermo- 

 meter mit sehr kurzem Quecksill)ergefäß (9 mm Länge und -i-brnm Quer- 

 durchmesser, Gradlänge zirka 1 cm) benutzten. Die Thermometerröhre hat 

 einen fixen Nullpunkt, die Skala reicht von — 5« bis -f 15" und ist in 

 Zwanzigstelgrade geteilt. Die xlblesungsgenauigkeit beträgt 0-01°. Die Aus- 

 führung ist die von Baoult angegebene ; als Kältebad dient verdampfender 

 Äther, als Päihrer wird das Thermometer selbst benutzt. 



Da die Ablesungsgenauigkeit bei der Methodik von Gmje und Bogdan 

 für manche Zwecke unzureichend ist, benutzen i?«na>^ und DrMc^-tr ') ein 

 Thermometer, dessen Quecksilbergefäß bei einer Länge von 9mm einen 

 Durchmesser von 1mm besitzt. Seine mit Stickstoff gefüllte KapiUare ist 

 so eng , daß eine Gradlänge von 2*7 cm erzielt wird. Die Skala hat den 

 Umfang von — 5° bis -f P und ist in Fünfzigsteigrade geteilt. Es gelingt 

 leicht, mit der Lupe auf 0-002 bis O'OOä" genau abzulesen. Burian und 

 Drucker benutzen ein Eiskochsalzkältebad und wenden einen kleinen Platin- 

 rührer mit Glasgriff an. Die Form des Gefrier- und des Manteh-ohres ist 

 so wie in der Apparatur von Gtci/e und Bogdan. Die beiden Pohre besitzen 

 vollkommen gleiche Gestalt. Dem Gefrierrohr fehlt der seithche Ansatz zur 

 Einführung der Impfkapillare; dieser ist durch eine im Stopfen des Ge- 

 frierrohres augebrachte Bohrung ersetzt, durch die die Lnpfkapillare bequem 

 von oben in die unterkühlte Flüssigkeit hineingebracht werden kann. Jedes 

 der beiden Rohre besteht aus einem weiten oberen und einem engen 

 unteren xVbsclinitt. Der letztere, der das Quecksilbergefäß des Thermo- 

 meters und die Versuchsflüssigkeit aufnimmt, hat einen Durchmesser von 

 14: mm. Zur Ausführung der .Messung sind IV-,''"'^ Flüssigkeit oben noch 

 hinreichend. Die Temperatur des Kältebades darf höchstens 2" unter dem 

 (jiefrierpunkt der \'ersuchsstürung liegen. l»ei Beobachtung dieser Hegel 

 stimmen die Ergebnisse des kleinen Apparates mit denen an dem ursprüng- 

 lich Beckmannschen gewonnenen auf ± O'OOb^ überein. 



Was die Anwendung der Gefrierpunktsbestimnmng aidangt, so er- 

 geben sich bei den verschiedeneu physiologischen Flüssigkeiten keine 

 wesentlichen Unterschiede in der Aiisfüliriing. Bei der Gefrierpunkts- 

 bestimmung des Blutes ist es gleich, ob man Serum, defiiuiniertes Blut 

 oder (Jesamtblut anwendet. Hingegen ist die Art der (Jewiuninig des IHiites 

 auf (Ich (Jefri('r|)iinkt, ob sj)oiitan abgesetztes oder duich /entritugirren 

 gewonnenes, von Kinfliili. An<l('rung des Blutes im (ichalt. au ( lasen, daun 

 verschicHleue Fiuwiikuugcu , wie Narkose, N'ergit'tung, beoiut'lussiMi den 

 Gefri(!ri)uul<t. Unter normalen Veiliältnisseu ist die Gefrierpiiuktserniodri- 

 gung des Blutes koustant zwiselieu O-f)!? und — Ot>&2. I?ei der 

 (iefrierpunktsbestiiumuug der .Milcli ist ebeul'alls auf die Gewiunuugsart 



') A'. Hiiridti und A . hrutkir, (ii'lricrpiiiiklsnu'ssuiijji'ii an Kli-incii l"'li>ssij;ki'its- 

 niuii(,'i'ii. Zciitrallil. f. l'liysiol. 2.'J. 772 (IDIU). Dor .Vppiirat winl von lior Finua (Soetse, 

 l.i'ipzif?, gclictVit. 



