MethoJen zur Untersuchung der menschlichen Fäzes. 411 



1. Einen Preßapparat, in dem die zu untersuchenden fein pulverisierten Fäzes 

 zu Blöckchen gepreßt werden. 



2. Eine Autoklave aus Flußeisen von ca. 250 cm=* Inhalt. Der Verschluß der 

 Autoklave wird durch ein aufschraubbares Kopfstück gebildet. Dieses trägt ein Schrau- 

 benventil, einen Flanschenrohransatz und zwei Elektroden. Am unteren Ende des Kopf- 

 stückes sind zwei Eisenstäbe angebracht, welche an ihren Enden je eine Platinöse tragen 

 und in die Autoklave hineinragen. 



3. Eine Sauerstoffbombe mit Manometer, welche an den Flanschenrohransatz an- 

 zuschrauben ist. 



4. Das eigentliche Kalorimeter. Dieses besteht aus einem Metallgefäß, welches 

 das Kalorimeterwasser enthält und in einem Abstände von ca. 2 cm in einem Holzge- 

 fäße aufgehängt ist. In das Metallgefäß wird die Autoklave eingesetzt, ferner ein feines 

 Thermometer und eine Rührvorrichtung. Das Ganze wird durch einen Deckel abge- 

 schlossen, welcher Öffnungen für das Thermometer, das Rührwerk und die Elektro- 

 den hat. 



Eine Brennwertbestimmung mit diesem Kalorimeter gestaltet sich 

 nun folgendermaßen: 



Ca. 1 g des lufttrockenen Fäzespulvers wird mit Hilfe des Preßappa- 

 rates zu einem Blöckchen gepreßt. Gleichzeitig wird ein 11 cm langer 

 Zwirnsfaden, dessen Brennwert bekannt ist, mit in die Substanz hinein- 

 gedrückt. Das Blöckchen wird gewogen. Nun wird es an einem Ol nnn 

 dicken Platindraht, der zwischen den im Kopfstücke der Autoklave befind- 

 lichen beiden Platinösen ausgespannt wird, mit dem einen Ende des Zwirns- 

 fadens aufgehängt, so daß der Block jetzt in einem kleinen Platintiegel 

 schwebt, der in ein an den beiden Platinösen aufgehängtes Tonschälchon 

 eingesetzt ist. Durch den Tiegel werden etwa abbröckelnde Teilchen des 

 Blockes aufgesammelt und so der Verbrennung zugänglich gemacht. Die 

 Autoklave wird hierauf fest verschlossen, der Sauerstoffbehälter an den 

 Flanschenrohransatz angeschraubt, durch einströmenden Sauerstoff die in 

 der Autoklave vorhandene Luft verdrängt und dann die Autoklave bei 

 einem Druck. von 20 21 Atmosphären unter Kontrolle des Manometers 

 mit Sauerstoff gefüllt und durch das Schraubenventil abgeschlossen. Dann 

 wird die Autoklave in das Metallgefäß des Kalorimeters eingesetzt, wel- 

 ches genau 1/ destillierten Wassers enthält. Die Temperatur dieses Wassers 

 muß um ca. If)» C kälter als die umgebende Luft sein. Man erreicht dies 

 durch vorherige Mischung des Wassers. Nachdem man noch das Rühr- 

 werk in das Metallgcfäß gebi'acht hat, wird dei- Apparat durch den Deckel, 

 welcher das Tlicniiometer und die zwei Elektroden trägt, geschlossen. Die 

 Elektroden wc^rden mit einem kleinen zweizeiligen Akkumulator verbunden. 

 Nun beginnt die eigentliche \'erl)rennung. Mittelst der ixiihrvorrichtung 

 wird so lange gerührt, bis das Wasser eine konstante Tt>niperatnr ange- 

 noninuMi hat. Darauf wird gezündet und unter beständigem linrühren mit 

 einer Lupe an einem in '/fto"^ eingeteilten Thermometer die Erwär- 

 mung des Wassers aligeiesen. Mit dem Tliei'moineter, dessen Fehler genau 

 bekannt sind, kann man ;iuf '/.^^„(Jrad genau ablesen. Ist z.H. der Kalorien- 

 t'aktor (der Kalorienl'aktor des Kaliniineters ist »liejenigt' Wärmemenge, 

 welche nötig ist, um den im Kaloiinwter vorhandenen einen Liter Wasser 



