418 



II. Lohrisch. 



Fig. 103. 



Fig. 104. 



Zur Absorption absorbicrliarer Gase dicut die Heuipehchc Ab sorptionsp i pette •) 

 für feste und flüssige Rea<.'enticn. Deren Konstruktion ist aus Fig. 104 ersichtlich. Sie 

 besteht aus zwei großen miteinander komnuinizierenden Kugeln und einem doppelt ge- 

 bogenen starkwandigen Kapillarrohr. Dio größere und länglich geformte Kugel wird 

 durch den an ihrem unteren Ende befindlichen, durch Gummistopfen verschließbaren 

 halsformiiren Ansatz mit dem absorbierenden Mittel gefüllt. Diese Ku<jrel faßt etwa 

 150 rw': die zweite kleinere Kugi'l faßt etwa 100 c/«'. Das in der Mrßrulne abgemessene 

 Gasquantum wird in die Absorptionspipette überführt dadurch, daß die Meßröhre mit 

 dem oberen Ende des Kapillarrohres der Absorptionspipette mit Hilfe des daselbst be- 

 festigten Gnmmischlauchstückes und eines gebocrenen dünnen (Jlasrohres verbunden 



wird. Das Kapillarrohr der Absorptionspipette muß 

 dabei mit dem Absorptionsmittel gefüllt sein. Wenn 

 jetzt die Klemme am oberen Ende der Meßröhre 

 geöffnet und die mit Wasser gefüllte Niveauröhre 

 gehoben wird, so strömt das in der Meßröhre be- 

 findliche Gas in die Absor])tionspipette über. Dabei 

 wird die Absorptiousflüssigkoit in die kleinere Kugel 

 zum Teil verdrängt. Es bleibt aber noch genügend 

 Absorptionsmittcl in der großen Kugel zurück, um 

 auf das G;is einwirken zu können. Weini das G.as 

 einige Minuten in der Absorptionspipettc gelassen 

 worden ist. wird es in derselben Weise in die Meß- 

 röhre bei gesenkter Niveauröhre zurückgeleitet. 

 Man kann dann die 

 Men?e des absorbier- 

 ten Gases unmittelbar 

 ablesen. 



DieE.xplosion s- 

 p i p e 1 1 e -) von Jlcmpel 

 ,(Fig. 10.Ö) besteht aus 

 einer dickwandiiren Ex- 

 plosionskuuel und einer 

 Niveaukugel, welclu- 

 durch einen überspon- 

 nenen (iuniniix-lilauch 

 miteinander verbunden 

 sind. I>ie E.xplosions- 

 kuirel hat an ihrem 

 oberen Knde zw ei dünne 

 riatindrähte (p) einge- 

 scliniolzen. welche mit 

 fincr Tauchbatterie in 

 \'erbindung stehen und 



zur Entzündimi.' brennliarer («ase dienen. Das untere Ende der Explotjionskugel ist 

 mit einem (ilashahn i:eschlosseu. Am oberen Ende der Explosionskui^el ist, wie 

 bei der Absorptionspipette, ein dickwandiges Kajjillarrohr angeschlossen, von dem 

 aus die Füllung der Absorptionskugel durch Verbindung mit der Meßbürette unter 

 lieben und Senken der Niveaukugel erfolgt. Die Explosionen werden immer unter 

 Anwendung von (^»uecksillier als Sperrflüssigkeit ang(>\\endet. Das tjuecksilber er- 

 möglicht es nämlich, nachträglich die durch die \'erbreunung gebildete Kohlensäure zu 

 b(-<timmen, was bei Explosion über Wasser wegen der .Vbsorption der Kohlensäure 

 durch das Wasser nicht motrlich ist. 



') W. Ihmpel, Gasanalytische Methoden. 3. Aufl. S. 38. Braunschweig 1900. 

 ») W. Unnprl, i. c. S. 114 — 115. 



