Die Bestimmuug der Wasserstoffioneiikonzentration durch Gasketten. 5Q7 



sei verschieblich (..Brückeukontakt"). Dann herrscht zwischen den Punkten D 

 und E ein Potential, welches sich berechnet wie folgt : 



Potentialri—i: : Potentialß_c = AViderstand/j-f; : WiderstandD_c. 

 Von den Punkten D und E wird ein Nebenstromkreis EGBDE ab- 

 geleitet, in den die zu messende EMK, B und das Galvanometer G einge- 

 schaltet ist. Durch Verschiebung gibt man dem Punkte E diejenige Lage, 

 bei der das Galvanometer in Piuhestellung ist. Dann ist die gesuchte EMK 

 des Elementes B gleich dem Potential zwischen den Punkten D und E und 

 diese wiederum 



=:E.MK des Elementes A X ^:Merstand .-. 



\\ iderstand c-d 



Der Widerstand CD kann entweder in Form des Brücken drahtes be- 

 nutzt werden, wie es für Leitfähigkeitsbestimmungen in Gebrauch ist, 

 besser aber nimmt man an seiner Stelle zwei hintereinandergeschaltete 

 Widerstandssätze zu je 1 bis 1110 Ohm. Man legt sämtliche Stöpsel des einen 

 Rheostaten ganz beiseite und verteilt die des anderen zwischen die beiden 

 Rheostaten, so jedoch, daß der Gesamtwiderstand der Rheostaten zu- 

 sammen stets 1110 il beträgt. Das Hin- und Herstöpseln einzelner Wider- 

 stände entspricht dann dem Verschieben des Brückenkontaktes. 



6. Stromquelle. Als Stromquelle, A, benutzt man am besten einen 

 gewöhnlichen Bleiakkumulator. Seine EMK, die für die weitere Rechnung 

 bekannt sein muß, mulj vor jedem \>rsuch bestimmt werden. 



Dies geschieht auf folgende Weise: Vor Beginn des eigentlichen Ver- 

 suches wird der Akkumulator nach dem Schema Fig. 126 und 127 eingeschaltet 

 und an Stelle des Elementes B ein ..Normalelement" von genau bekannter 

 und unveränderlicher EMK eingeschaltet. Dazu benutzt man gewöhnlich ein 

 Westonelement, welches eine EMK von 1*019 Volt besitzt. Nunmehr wird 

 durch Lmstöpselung der Widerstände der Widerstand ED so reguliert, daß 

 der Stromkreis ED BG E stromlos ist. Dazu ist natürlich notwendig, daß die 

 Strom lichtung des Normalelementes in diesem Stromkreis der des Akku- 

 mulatois entgegengesetzt geschaltet ist. Angenommen, dieser Umstand sei 

 erreicht, wenn A'/>= 60012 ist. dann ist 



E.MK Akkum. : E>nvw,.,tou«!. = 1 110 : 600 

 und 



EMKAkku,n.= ,.,,,, • inl'.i Volt. 



Je<les Ohm, das sich in dem IMieostat entsprechend der Mrilcken- 

 Strecke /'/'.'befindet. en(s|Mi(lit demnach 



1 HO rol'.i 1-019 ,. , 



— \ olt. 



600 I 1 10 600 



Vmv daiiernth'n S(i-(»menlnahnie darf (his NonualelenuMit nicht bei\utzt 

 wer(h'n, sondern mir Inr (h'n /weck der Messung ih's Akkumulators. 



Man kann nnn \iele IJe* limingen erspaicn, wenn man eine Stiom- 

 (pielle von II 10 \'olt bennl/f. Dann liedi'iilet jedes Ohm dei- niiickenstnH'ke 



