Die Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration durch Gasketten. 511 



Fig. 128. 



Leitungswasser mit Hg in Berührung bringen!) "Wasser wäscht, das Queck- 

 silber in einer Porzellanschale mit Filtrierpapier trocken saugt und filtriert. 

 Quecksilber wird filtriert, indem man ein gewöhnliches Filter in einen 

 Trichter einpaßt und in die Spitze des Filters mit einer feinen (nicht 

 rostigen Ij Xadel ein Loch stößt. 



Das so gereinigte Quecksilber wird in die Öffnung A eingefüllt, bis 

 es in den anderen Schenkel überläuft und teilweise in die Kugel K ab- 

 tropft. Die Quecksilbermasse zer- 

 reißt dann und es bleibt ein Niveau 

 bei B bestehen. Man achte ja dar- 

 auf, daß in der Kugel K so viel 

 Hg sich befindet, daß der ein- 

 geschmolzene riatinkontakt ganz 

 von Hg bedeckt ist. 



Eine besondere Reinigung der 

 Glaskapillare vor der Füllung ist 

 bei frischen Röhren nicht notwendig. 

 Schon gebrauchte Röhrchen lassen 

 sich nur mühsam zunächst mit 

 Schwefelsäurebichromatmischung. 

 dann lange mit durchge.saugtem 

 destillierten Wasser, Alkohol, Äther, 

 Luft wieder reinigen. 



Nach EinfüUung des Queck- 

 silbers wird in die Öffnung E 

 eine Mischung von 1 \'olum kon- 

 zentrierter H2 SO4 -\- 6 Volum 

 Wasser eingefüllt, durch Wippen 

 die Luftblasen bei B entfernt, so 

 daß der Quecksilbermeiii.-^kus B die 

 Schwefelsäure gut berührt. Die 

 beiden Zuleitungsdrähte müssen 

 stets kurz geschlossen werden, was 

 durch den Tauchkontakt C ge- 

 schieht, iiimI nur unmittelbar vor 



dem Gebrauch darf dieser Tauchkoutakt höchstens auf wenige Sekunden 

 geöffnet werden. Ist das Elektrometer in guter Ordnung, so darf sich der 

 Quecksilbcrmcniscus nach diesem Öffnen absolut nicht bewegen. 



Die ISeobachtung des (^»necksilbermeniskus geschieht durch ein kleines 

 Mikroskop, in dessen Okular eine Teilung eingeätzt ist. .\uf die Außenseite 

 (die dem Mikroskop zugewandte Seite) der Kapillare wird ein Stück eines 

 Deckgläschens /> mit Kanadabalsam i)efestigt, um die gewölbte Gberfläche der 

 Kapillare /.ii ebnen iiihI ilas mikroskopisihe liild des Meniscus /u verschärfen. 



D.is Kapillarelektioineter ist ein vorzügliches, aber in der Hand des 

 Ungeübten oll launisches Instrument. Bald ist es liocheniptindlich . bald 



Kapillarelektrometer (.ohne SutiT). 



