Die Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration durch Gasketten. 513 



sättigte Lösung von reinem kristallisiertem Kadmiumsulfat durch VeiTeiben 

 gleicher Gewichtsteile des Salzes und von Wasser. Die gesättigte Lösung 

 wird zu weiterem Gebrauch abgegossen und von dem restierenden 

 Kristallbrei eine Schicht von etwa bmm Höhe auf das Kadmium- 

 amalgam geschichtet. Eine andere Portion des Breies mit etwas Mer- 

 kurosulfat, etwas Quecksilber und etwas gesättigter Kadmiumsulfatlösung 

 verrieben, dekantiert, die Kadmiumsulfatlösung abgegossen und durch neue 

 ersetzt und auf gleiche Weise mehrere Male mit Kadmiumsulfatlösung ge- 

 waschen, um alle leicht löslichen Hg-Salze zu entfernen, die das Merkuro- 

 sulfat etwa als Verunreinigung enthalten haben könnte. Schließlich wird 

 die gewaschene Paste in einer bmm hohen Schicht auf das Quecksilber 

 des H-Gefäßes geschichtet. Nun werden die Schenkel des H-Gefäßes mit 

 erbsgroßen Kristallen von Kadmiumsulfat beschickt und mit gesättigter 

 Kadmium Sulfatlösung angefüllt. Die beiden Schenkel werden mit ge- 

 schmolzenem Paraffin geschlossen, indessen man Sorge trägt, daß eine 

 Luftblase unter dem Paraffin bestehen bleibt, damit bei Ausdehnung durch 

 die Wärme das Gefäß nicht zersprengt wird. Auf das Paraffin kann man 

 noch eine Korkscheibe decken und darauf Siegellack gießen. Das Element 

 ist sofort gebrauchsfertig. 



Die EMK des Westonelementes beträgt bei 



0« 50 10« 15« 20° 25" 30» 



1-01S9 1-0189 1-0189 10188 1-0186 10184 1-0181 Volt. 



Die Abweichungen davon betragen bei Anwendung reiner Reagenzien 

 nicht mehr als höchstens + 0-2 Millivolt. Es können natürlich auch Ele- 

 mente benutzt werden, die einen etwa um 1 Millivolt abweichenden Wert 

 haben, nur muß diese Abweichung beständig und bekannt sein. 



Das Normalelement darf niemals zu einer irgendwie erheblichen 

 Stromentnahme benutzt werden. Ist dies dennoch versehentlich geschehen 

 (Kurzschluß), so regeneriert sich das Element ganz allmählich erst wieder 

 spontan und darf zu Messungszwecken erst wieder benutzt werden, wenn 

 es eine konstante EMK angenommen hat, also am nächsten Tage. 



Die physikalisch- technische Reichsanstalt übernimmt die Aichung 

 solcher Normalelemente. 



f) Die Gaskette. 



Die Gaskette ist ein galvanisches Element, welches aus der Vergloichs- 

 elekti-()(U! und der Untersuchungselektrode besteht. Als \ergleichselektrode 

 benutzt man entweder eine Wasserstoffelektnide mit einer genau bekann- 

 ten Säurclösimg odei- die Dezinormalkaloniclclcktiodi'. Die Ilfr.^stcllnng der 

 Wasscrstollclckti'odc geschielit genau auf (h'in gleichen Wege, wie es so- 

 gleich für die rntersuchnng.selektrode beschrieben werden wird, /u be- 

 sprechen ist nur noch die Säurelösung, mit welcher diesellte gefüllt werden 

 soll. Diese muß folgende Bedingungen erfüllen: die Il-Konzentration muß 

 genau bekannt sein und die Lösung nmß so beschaffen sein, daß das Dif- 

 fusionspotential gegen die Miltelflüssigkeit entweder verschwiiulend klein 



A lid i< r h u I il« II , IIiiikIIiiicIi di'i l>iii>'lii<iiiiH('lii<u ,\rli«l(Riiii<llii>tli>ti. V. JJJl 



