514 L. Michaelis. 



oder g:enau berechenbar ist. Diesen Bedingungen wird dureli riiic der fol- 

 genden Anordnungen genügt : 



Elektroilciifiüssigkeit zugehörige Mittelflüssigkeit 



aj Salzsäure (Um besten — ) NaC'l in gleicher Kon- 

 zentration ( also gewöhn- 



lieh " 





n 



h) 0-01 n HCl + 0-1 n XaCl (d. h. 10 an^ ^HCl -f- 



10 m3 n . NaCl + 80 cm^ Wasser) . . . . Ol n NaCl, 



c) noch besser: 10 cm^ n XaOH + 20 cm^ n Essig- 

 säure, mit dest. Wasser aufgefüllt auf 100 c^^/^ gesättigte KCl-Lösung. 

 Bei der Anordnung a) ist das Diffusionspotential nach der Formel 



S. 504 berechenbar. p]s beträgt: 



Temperatur Volt 



18" 0-01 45 



38« 0-0154. 



Dieses Diffusionspotential muß zu der gemessenen EMK der Gas- 

 kette addiert werden. Die H--Konzentration der Vergleichslüsung, jf; HCl. 



beträgt 0-091 n, weil die HCl in dieser \'erdünnung zu -tio/o »^lis- 

 soziiert ist. 



Die Anordnung 6> ist von Biigarski so gewählt, weil durch das zu- 

 gefügte NaCl das Diffusionspotential ausgeschaltet werden sollte. Dieses be- 

 trägt abei' in Wirklichkeit immer noch 0-0(io6 \'oIt. welche von der EMK 

 der (Jaskette abgezogen werden müssen. Die H-Konzentration der Ver- 

 gleichslösung beträgt nicht 0-()00() n, wie es einer reinen 001 HCl ent- 

 spräche, sondern weil die Dissoziation des HCl durch den Cbcrschul'i des 

 NaCl etwas zurückgedrängt wird, nur 0-0091 n. 



Die Anordnung r«; hat den Vorteil, dal» das Diffusionspotential =:0 und 

 die H--Konzentration der \'ergleichslösung sehr genau bekannt. = 2-.HT . 10~^ n 

 ist. Sie hat aber den Nachteil, daß, weil die H--Konzentration der Vergleichs- 

 lösung so niedrig ist, die H--Konzentration der Versuchslösung bald größer, 

 bald kleiner als diese sein wird, so daß man immer die Strom richtung be- 

 achten muß, was bei den anderen Anordnungen in der Kegel unnötig ist. 



Die Kalomelelektrode. 



Viel einfacher ist daluT die für diesen /weck von /.. /'. S. Siinnscn^) 

 eingeführte Dezinormalkalomcleit-ktrode. Sie wird folgendennalien hergestellt: 

 Das dazu geeignete Elektrodengefäß wird mit absolut reinem (^»uecksilber 

 so weit gefüllt, daß der an das untere Ende des Rohres // eingeschmolzene 



') S. /'. L.Sörensen, Enzym-itudieii II. Biochem. Zeitschr. S. 131. 21 (1910). 



