Die Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration durch Gasketten. 



515 



Fig. 130. 



Platinkontakt sicher bedeckt wird. Dann .schüttet man eine Messerspitze 

 Kalomel hinein, schüttelt es leicht mit dem Hg durch und füllt das ganze 



Gefäß mit einer sehr genau hergestellten -rr-Lösung von KCl. Dann ver- 

 schließt man das Gefäß mit dem Glasrohr i?, welches den Platinkontakt ent- 

 hält und füllt dieses Piohr mit Quecksilber, in welches der Zuleitungsdraht 

 später hineingesteckt werden kann. Jetzt öffnet man den Hahn B, lüftet 

 den Verschluß yl und läßt die KCl-Lösung etwas ausfließen, bis alle Luft- 

 blasen in dem Ableitungsrohr verdrängt sind, schUeßt dann B und A wieder. 

 Die Spitze C wird in eine, Wanne mit gesättigter KCl-Lösung getaucht, 

 wie in Fig. 126 zu sehen ist. Unmittelbar vor der Messung öffnet man den 

 Hahn B. Bei Nichtgebrauch ist er so- 

 fort wieder zu verschließen. An jedem 

 Untersuchungstage lasse mau ein wenig 

 von der KCl-Lösung aus dem Gefäß 

 abfließen. Gelegentlich erneuere man 

 die Füllung. Das Quecksilber braucht 

 nicht erneuert zu werden. 



Das Potential dieser Elektrode 



gegen die y n Wasserstoffelektrode be- 

 trägt nach den sehr sorg-fältigen Mes- 

 sungen von Sörensen bei IS^^ O"o377 

 Volt. 



Findet man z. B., daß die EMK 

 einer Kette, bestehend aus der Ver- 

 suchselektrode und dorKalomelelektrode 

 als Vergleichselektrode ü'ölOO \'olt be- 

 trägt, so weiß man, dali die Versuchs- 

 elektrode gegen die y n H.2-Elektrode 



die EMK 



0-5100 



— 0-;i;577 



^--■A 



KCl 



Calomol 



Ol 72;; \'() 



Kulomelelektrode. 



betragen würde, welcher Weit dann zur lUrhnung benutzt wird. 



Die Kalomelelcktrodc hat den großen Vorteil, daß sie stets fertig 

 zui- Untersuchung ist und man die Einleitung des Hg und die öfters not- 

 wendige Instandsetzung der Platin-ll.^-Elektrode wenigstens an der Ver- 

 gleicliseiekti'ode s[)art , nnd daß ferner das Kift'nsionsitotential gegen jede 

 beliebige KCl-Lösung- ist. Sie hat fei-ner den NOrteii, dal'i bei noch so 

 hoher II'-Kon/entration der \'eisuehslösnng keine l'nikehr (Um- Strom- 

 richliiiii^ eintritt nnd man ;inl die Stromriclitung iliierhanpt nicht nielir 

 zu acliten iial, sobald alles einmal richtig montiert ist. 



»3* 



