516 



L. Michaelis. 



Die Gaselektrode. 



Die Gaselektrode, welche zur Aufnahme der zu untersuchenden 

 Flüssigkeit dient, hat nach meinen Erfahrungen am besten und einfach- 

 sten folgende Anordnung (Fig. 131) : 



Sie besteht aus dem Glasgefäl^ A, der Elektrode 7> und dem Schlauch C. 

 Die Elektrode wird am besten nicht durch ein l'latinl)lech, sondern ein- 

 fach durch einen l'latindraht dargestellt, welcher in einen Glasschliff ein- 

 geschmolzen ist. Oben trägt der Glastubus einen federnden Kontakt zur 

 Ableitung des Stromes. 



Der riatindraht muß mit Platinschwarz überzogen werden. Man reinige 

 das Platin zunächst mit konzentrierter Salpetersäure und wasche diese 

 mit Wasser ab. Von jetzt an darf das Platin nicht mehr mit dem Finger 

 berührt werden. Nunmehr verbinde man die Platinelektrode mit dem ne- 

 gativen Pol eines Akkumulators 

 ^'^■^^^' (oder auch einer Batterie von zwei 



hintereinander geschalteten Akku- 

 mulatoren), während man die feste 

 B — /k ,J# Vi Platinelektrode des ..Platinierungs- 



gefäßes" mit dem positiven Pol 

 verbindet. Das Gefäß wird mit 

 einer Lösung von H'Vo Platinchlo- 

 rid + einer minimalen Spur Plei- 

 azetat gefüllt und der Strom duich- 

 "■elcitet. Unter häufigem Drehen 

 der P^lektrode lasse man den Strom 

 hindurchgehen. Das Platin ül)er- 

 zieht sich mit einer sammetschwar- 

 zen Schicht von Platinschwarz. So- 

 bald dieser Bezug allseitig und gleichmäßig geworden ist, ist die Plati- 

 nierung beendet. Die Platinierung einer ganz neuen Elektrode geschieht 

 oft langsam und erfordert bis ;") Minuten, alle späteren Platinierungen der 

 Elektrode erfordern gewöhnlich nur 1 — 2 Minuten. Jetzt spüle man die 

 P'Jektrode gut mit destilliertem Wasser ab und unterwerfe sie sofort einer 

 kathodischen Polarisation. Das hat den Zweck, die dein Platinschwarz noch 

 anhaftenden Reste von Platinchlorid zu reduzieren. Das ist unbedingt not- 

 wendig. Zu diesem Zweck benutzt man genau die gleiche Anordnung wie 

 beim Platinieren , nur fülle man das Gefäß nicht mit der Platinlösung, 

 sondern mit verdünnter Schwefelsäni-e. Man lasse die (Jasentwicklung 

 einige Minuten vor sich gehen, spüle die l'üektrode gut ab und bewahre 

 sie bis zum Gebrauch unter destilliertem Wasser einfach in dem Elek- 

 trodenrohr (Fig. 1:>1) auf. Die Elektrode ist wenige Minuten nach dieser 

 Prozedur sofort gebrauchsfähig; das an manchen Orten vorgeschriebene 

 24stündige Wässern ist nach guter liednktion ganz überflüssig. 



Ho-i 



Wasseistofl'olektrodo. 



