Die Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration durch Gasketten. 



517 



Die Platinierung muß von Zeit zu Zeit erneuert werden. Wird die 

 Elektrode immer nur mit eiweißfreien Lösungen gefüllt, so hält sie sich 

 oft viele Wochen lang gut. Im anderen Fall kann es vorkommen, daß die 

 Platinierung alle paar Tage notwendig wird. 



Die fertig platinierte Elektrode wird erst auf ihre Güte geprüft. 

 Dies geschieht am einfachsten, indem man eine Lösung von genau be- 

 kannter H'-Konzentration mit ihr mißt. Als solche Vergleichslösung emp- 

 fehle ich : 



10 cm 3 n XaOH 

 20 .. n Essigsäure 

 70 ,. dest. Wasser. 

 Die Platinelektrode muß gegen die Kalomelelektrode bei IS"' C die 

 EMK 0-6045 Volti) haben. Mehr als höchstens ±0-001 Volt Differenz 



Fig. 132. 



■^ 



i'lutiuiuruu^s- und KuduktmuggetUli. 



ist eigentlich unstatthaft , obwohl für die allermeisten Zwecke eine Ab- 

 weichung von 0-002 bis O-OO.") Volt noch gar nicht in Betracht kommt, 

 liei längerem (lebrauch wird die Elektrode schlecht. Man bemerkt 

 das daran, daß ganz pliitzlicli nnmögliclu' Kcsnltatc hcranskommt'n. Kleine 

 Fehler maciit die Plalinclt'klrodc nicht so K'icht; wird sie schlecht, so 

 gil)t sie sofort ganz unwahrscheinliche Kesultate. Auch kommt es vor, daß 

 eine Verschlechterung der Klektrode sich dadurch anzeigt . daß sie zur 



') ['''ilr aiidorc 'rciii|)iT;itui('ii ist diosor Wort imcli iiiclit mit iUmii irltMclu'u (irad 

 von (i('ii:nii|,d<t'it tVstj^M'Icgl. Mit pnikliscli {.{i'iiiijjcmlt'r (iciiauitjUcit Uaiiii mau alu>r bis 

 zu etwa 24" (' pro ürad OH Millivolt ziizioluMi, so daß dit« KMK ilit>st>r Kottc lu'tnlgt: 



bei IH" (MUMT) Voll 



„ 20" oi;i>t;i .. 



„22° ()(U)7S „ 



„24" ()•()( l'.);i ,. 



