über Mikropolarisatiou. '^ 



Von Emil Fischer, Berlin. 



Zur Bereitimj^ der Lösung dient das nebenstellend (Fig. 144) in natür- 

 licher Größe abgebildete Glasgefäß mit sorgfältig eingei'iebeneni Stöpsel. 

 In ihm wird die Sul)stanz und das Lösungsmittel abge\vogen und 

 '^' ^ dann die Lösung am besten durch Umsehütteln hertrestellt. Da 

 eine geringe Menge Flüssigkeit sich zwischen Glaswand und 

 Stöpsel setzen kann, so ist es nötig, diesen zum Schluß zu lüften, 

 wiedi'r aufzusetzen und nochmals zu schütteln. Um das Mischgefäß 

 beciuem wägen zu können, wird es in einen kleinen gläsernen 

 Zylinder eingestellt. 



Das Pvknometer hat die gewöhnliche Form (Fig. 145) und ist 

 so dickwandig, daß es nur 0"07 cm^ faßt. Das Polarisationsrohr 

 von ö cm Länge hat einen inneren Durchmesser von 15 mm und 

 faßt nicht mehr als Ol cm^. Es besteht aus weißem Glas, ist aber 

 ganz mit Hartkautschuk bekleidet. Für genauere Messungen verwendet man 

 ein ebenso konstruiertes Rohr von 10 cm Länge, dessen Inhalt dann aber 

 0'2 cm^ beträgt. Die Überführung der Flüssigkeit aus dem Misch- 

 Fig.145. gefäß in das Polarisationsrohr oder Pvknometer geschieht mit 

 einem engen Glasrohi\ das zu einei' Kapillaren ausgezogen ist. 

 Letztere muß so lang sein, daß sie bis auf den Boden des Polari- 

 sationsrohrs reicht, dessen Füllung dann keine Schwierigkeiten 

 bietet. Auf dieselbe Weise kann man die Flüssigkeit wii'der aus 

 dem Polarisationsrohr entnehmen und in das Pyknometer ein- 

 führen. Die Wägung muß selbstverständlich mit ciiiriii empfind- 

 lichen Instrument ausget'üliit werden. Es genügt aber dafür eine 

 gewöhnliche zweiarmige Wage, welche bei einer Maximalbelastung von \0 g 

 noch O'Oö m;/ zuverlässig angibt. 



Die Abblendnng des polarisierten Lichtes wird am besten der inneren 

 Weite des Polaiisationsrohres angepaßt. 'Die Ablesungen sind bei Anwen- 



') E. Fischer, Synthese von Polypeptischcn. Sitztinpsber. der Berliner Akademie. 

 1908, .'i52; vgl. Chem. ZentnUliI. 1908. II. 315. Ferner: Über Mikropolarisation. Ber. d. 

 deutsch, ehem. Gesell. 44. 129 (1911). 



