über Mikropolarisation. 



573 



düng von GasglüMicht sehr leicht auszuführen. Natriumlicht. das auf 

 die gewöhnliche Weise durch Verdampfen von Chlornatrium oder Brom- 

 natrium in der Bu?iseH-F\a.m.me erzeugt wird, ist allerdings zu schwach, 

 um scharfe Ablesungen zu gestatten. Vorzügüche Dienste leistet dagegen 

 der Polarisationsapparat der Firma Schmidt & Haensch in Berlin, bei dem 

 homogenes Licht durch Spektralzerlegung von Xernst-Licht hergestellt 

 wii'd. Die Ablesungen werden mit diesem Apparat bei passender Blend- 

 vorrichtung auch im 10 cw-Rohr noch so scharf, daß der mittlere Fehler 

 nur 0"02'' beträgt. 



Die Leistungsfähigkeit der Methode ergibt sich aus folgenden Be- 

 stimmungen mit Piohrzucker, für den [aj-i^z^ 4- 66'65<' in 10'^ oig^r 



Lösung und + eß'TB" in öVoiger wässeriger Lösung beträgt.^) AUe Be- 

 stimmungen sind bei 20*^ und mit D-Licht ausgeführt. 



Der durch Ungenauigkeit der Wägung entstehende Fehler könnte 

 durch die Benutzung feinerer Wagen noch erhebüch herabgesetzt werden. 

 Aber in der jetzigen Form ist die Methode schon für die allermeisten 

 Fälle ausreichend, wenn es sich darum handelt, mit 5 — 10 m^ Substanz 

 eine orientierende polarimetrische Bestimmung auszuführen. 



Substanz 



Gewicht der 

 LöBDng 



Spez. Gewicht 



Drehung 



Bohrlänge 

 cm 



[n] 





002140 

 002230 

 02020 

 002000 

 001043 

 001015 

 001140 

 0(J0970 

 000575 

 001280 



021160 

 0-24115 

 0-20705 

 0-20185 

 0-21218 

 0-21218 

 0-20882 

 0-18405 

 0-1293U 

 0-25790 



1-043 

 1-034 

 1-037 

 1-041 

 1-017 

 1-018 

 1-019 

 1018 

 1-018 

 1-016 



349« 

 3180 

 3-38» 

 3-42» 

 1-670 

 1-63'' 

 1-88» 

 1-80» 

 1-52'' 

 3-89» 



o 

 5 

 5 

 5 

 5 

 5 

 5 

 5 

 5 

 10 



662 

 66-5 

 66-8 

 663 

 668 

 669 

 67-6 

 67-1 

 672 

 672 



Die Polarisationsröhren noch mehr zu verengen, ist aus folgenden 

 Grün(h'ii nicht zweckmäßig: Erstens wird dann die Einfüllung mit dem 

 kapillai-cn Glasrolii' zu schwierig und zweitens gestattet die jetzige Weite 

 des Kolues noch die Kläi-iiiig schwach getrül)ter Flüssigkeiten dnrch Sedi- 

 mentieruiig. ?]s ist nämlich hei präparativen Arbeiten mit sehr kleinen 

 Mengen öfters nnmöglich, ganz klare Lösungen her/nstelleii. Knhrt die 

 Trübung von Snl)stanzen her, die nicht allzu leicht sind, so klären sie sich 

 beim nilii^cii Liegen im l'dlai'isationsrohr. Bei der olu'ii angegelu'nen 

 Weite i\v^ l'ohirisationsrohres tritt die-c Klärung tatsächlich ntu-Ji in 

 vielen l''ällen ein. 



WCnii statt Wassei" andei-e Lö>nni:smittel /nr .Vnwi-ndnng kommen, 

 ist es ratsam, die leicht flüchtigen l-'lüssiükeittMi zn vermeiden, da bei der 



•) Tüllins, HiT. .1. ilciitscli. (Ihmii. (irsfU 15(1. 10. 1410(1877). 



